47 
Herr Prof. Dr. Lösche spricht über das Barometervacuum als 
Luftverdünnungsmittel. 
Mit dem Raume, dessen Luftinhalt verdünnt werden soll, kann ent¬ 
weder ein fertiges und bereit gehaltenes Barometervacuum in Verbindung 
gesetzt werden, oder man lässt ein solches hinter einem Theile der Grenze 
jenes Raumes allmälig entstehen und wachsen. 
Beiderlei Verfahren fordern, dass das Vacuum in möglichst vollkom¬ 
mener Form zunächst erzeugt, dann dasselbe mit dem zu entleerenden 
Raume verbunden, hierauf, nachdem es eine gewisse Menge Luft aus 
jenem aufgenommen, wieder her gestellt und endlich diese dreifache 
Arbeit wiederholt werde. 
Hierzu kann entweder das vorläufig mit Quecksilber gefüllte, verti¬ 
kale Vacuumgefäss durch ein bewegliches Verbindungsstück mit einem 
dem äusseren Luftdruck ausgesetzten Quecksilbergefässe so communi- 
ciren, dass eine Hebung des letzteren bis über den obersten Raum des 
Vacuumgefässes und eine Senkung um mehr als der Barometerstand be¬ 
trägt, gestattet wird. Oder es wird — wozu eine anderweitige Luft¬ 
pumpe zu Hülfe zu nehmen ist — über dem Quecksilbergefässe die Luft 
verdünnt und dadurch das Quecksilber des Vacuumgefässes zum Fallen 
gebracht, oder endlich man lässt aus einem verkehrt heberförmigen com- 
municirenden Rohre von hinreichender Höhe, dessen einer Schenkel oben 
geschlossen, der andere offen ist, einen Theil des vorher bis zum ge¬ 
schlossenen Ende eingebrachten Quecksilbers ablaufen. 
Die nöthigen Verbindungen und Abschlüsse mit oder von dem zu 
entleerenden Raume oder der äusseren Luft — wenn der Apparat zur 
Herstellung eines Vacuum fertig gemacht oder als Verdünnungsmittel 
wirken, oder die in ihm übergelassene Luft wieder ausgesogen werden 
soll — erfolgen durch einen am oberen Ende des Vacuumgefässes ange¬ 
brachten Senguerd’schen Hahn. 
Dieses Princip ist bereits in der einfachsten und rohesten Form 
Mitte des 17. Jahrhunderts von den Mitgliedern der Academia del cimento 
benutzt worden. Die zur Zeit vollkommenste Form seiner Anwendung 
hat es seit 1857 in den Quecksilber-Luftpumpen von Geissler gefunden, 
die nur aus Glas und Quecksilber bestehen und die von demselben zu¬ 
nächst construirt wurden, um die höchsten Verdünnungsgrade in Röhren 
für elektrische Lichtversuche zu erreichen. 
Die Vorth eile dieser Einrichtung bestehen in dem Ausschlüsse 
alles schädlichen Raumes, in dem dichten und immer gleich verlässlichen 
Anschlüsse des Quecksilbers als Aequivalent für den gewöhnlichen Pumpen¬ 
kolben an die Wände, in dem Mangel der besonders bei Lichtversuchen 
nachtheiligen Ausdünstungen aus den Fetten und der Substanz des Kolbens, 
in den fast gänzlich unveränderlichen und unangreifbaren Materialien, in dem 
guten und dauerhaften Schluss der Hähne, welche hohl geblasen sind, 
in der Möglichkeit vielerlei Verbindungsstücke durch gut erreichbare 
