28 
Theil, der sicli gleichzoit'g mit hinlänglicher Schärfe einstellen lässt, von durchaus 
genügender Grösse. 
Das schwächere Objectiv giebt lichtstarke Bilder (ung. 16 Normalkerzen, mit 
dem Bunsenschen Photometer bestimmt) in ungefähr BOOfacher linearer Ver- 
grösserung (Abstand der Wand vom Mikroskop ungefähr 4 Meter.) Von der Mitte 
des Saales, das ist aus 5 Meter Abstand betrachtet, erscheinen sie also 300: (5x4) 
= 15 Mal so gross, als das Object in der deutlichen Sehweite (25 cm). Indess 
wird die Vergrösserung gewöhnlich dadurch besser ausgenutzt, dass man die Zu¬ 
schauer näher an die Bildfläche herantreten lässt. In der Verwerthung dieser 
Vergrösserung sucht und findet der Apparat seinen Hauptzweck. Bei 
derselben lassen sich z. B. Glockenthierchen mittlerer Grösse ziemlich gut, Schuppen 
von Acherontia atropos in Farbe und Umriss sehr gut, in Bezug auf Zeichnung 
noch recht gut beobachten. Grössere Präparate erscheinen in höchst befriedigender 
Weise, besonders wenn sie nicht zu hell gefärbt sind. 
Für feinere Objecte wird eine 900fache Vergrösserung angewandt; selbstredend 
ist dabei das Licht entsprechend schwächer. Doch ist es immer noch genügend, 
insbesondere bei Betrachtung aus der Nähe, und wenn die Mitte des Gesichtsfelds, 
die gewöhnlich 2 V 4 Meter über dem Fussboden ist, durch Neigung des Apparates 
etwas gesenkt wird. 
Um den Apparat möglichst vielseitig für den Unterricht verwerthen zu können, 
ist ihm auch ein gewöhnlicher achromatischer Projectionskopf mit ungefähr 10 cm 
Brennweite, also 40facher Vergrösserung, beigegeben. Mit Hülfe desselben können 
geeignet vorbereitete makroskopische Objecte bis zu 7 cm Länge (und selbstver¬ 
ständlich auch Glasdiapositive) in ausgezeichneter Lichtstärke projicirt werden. 
Das Mikroskop ist auf einem eisernen Bockgestell von 2 Meter Höhe aufge¬ 
stellt; die Einrichtungen sind so getroffen, dass es ohne zeitraubende Vorbereitungen 
sofort in Dienst genommen werden kann. 
Schliesslich sei noch bemerkt, dass der Apparat aus der rühmlichst bekannten 
optischen Werkstatt des Herrn Gustav Heyde hier (Ammonstrasse 78) hervorge- 
gegangen ist. 
Hl. Section für Mineralogie und Geologie. 
Vierte Sitzung am !• November 1888, Vorsitzender: Geh. Hof¬ 
rath Dr. Geinitz. 
Der Vorsitzende gedenkt zunächst einiger neuer Verluste, welche 
die Wissenschaft durch das Hinscheiden von William Hellier Bailv 
in Dublin (s. Nekrolog S. 42), und Arnos H. Worthen in Warsaw, Illi¬ 
nois (f 6. Mai 1888), erlitten hat. 
Dem Letzteren verdankt man die geologischen Karten und 7 vollständige 
Bände über die Geologie und Palaeontologie von Illinois, welche zu wichtigen Ver¬ 
gleichen mit europäischen Formen aus dem Carbon und der Dyas geführt haben; 
ihm verdankt unser K. mineralogisches Museum die ausgezeichnete Sammlung 
amerikanischer Versteinerungen aus dem Silur, Devon und Carbon, die auf der 
Pariser Weltausstellung 1867 die Bewunderung aller Geologen auf sich zog und 
welche durch Vermittelung unseres Mitgliedes Prof. Jules Marcou in Cambridge, 
Mass., unserem Museum gegen Tausch überlassen worden ist. 
Der Vorsitzende bespricht ferner eine Sendung des Herrn Paul 
Baehr in Launceston, Tasmania, an das K. mineralogische Museum, 
welche folgende Gegenstände enthält; 
