37 
Den Schluss dieser Studien bildete die unter der fachkundigen Leitung 
von Dr. Yoss stehende prähistorische Abtheilung des Museums für 
Yölkerkunde in Berlin, 
wo eine Schleswig-Holsteinsche Henkelurne, deren Henkel als Nase und Mund 
einer Gesichtsurne gilt, ferner die eigenthüuilichen Hausurnen aus der Provinz 
Sachsen und eine bronzene Scheere von Döllnitz bei Stendal, neben zahlreichen 
anderen Schätzen das Interesse besonders in Anspruch nehmen. 
V. Section für Physik und Chemie. 
Fünfte Sitzung am 8. November 1888. Yorsitzender: Prof. Dr. 
W. Abendroth. 
Dr. A. Witting hält einen Yortrag über galvanometrische Be¬ 
obachtungsmethoden. 
Das Galvanometer dient 1 . zur Messung der Intensität constanter Ströme und 
2. zur Bestimmung von Strommengen bei Momentanströmen. Im ersten Falle kann 
man, im zweiten dagegen muss man mit schwingendem Magneten arbeiten, da in 
jenem Falle die constante Ruhelagenverschiebung, in diesem aber der erste Ausschlag 
der Magnetnadel massgebend ist. 
Schwingt der Magnet unter dem Einflüsse nicht zu starker Dämpfung, so bilden 
aufeinanderfolgende Schwingungsbogen eine geometrische Reihe 
a, iLx , a ;«2 ^ . . 
wobei als „Dämpfungsfactor“, das Reciprokum 7 - k als Dämpfungsverhältniss 
bezeichnet wird. 
Sowohl bei constanten, wie bei Monientanströmen kann man, wie HerrTöpler 
bereits früher*) angedeutet hat, zahlreiche Beobachtungsmethoden angeben, welche 
auf dem gleichen Principe beruhen, wie die von W. Weber angegebenen Methoden 
der „Multiplication“ und „Zurückwerfung“. 
Nach Erläuterung dieser letzteren wird eine allgemeine Methode für Beobachtung 
mit constanten Strömen durchgeführt. Nachdem eine durch einen constanten Strom 
aus der ,,Nulllage“ abgelenkte Magnetnadel um die neue Ruhelage, deren Entfernung 
von der Nulllage A sei, 11 Schwingungen vollführt hat, wird im Augenblicke der 
Nadelgeschwindigkeit Null der Strom gewendet; nun werden n Schwingungen um die 
neue Ruhelage —A abgewartet, nach welchen wiederum commutirt wird. Es wird 
bewiesen, dass bei Fortsetzung dieses Processes ein stationärer Grenzzustand der 
schwingenden Bewegung der Magnetnadel entsteht. Derselbe kann charakterisirt 
werden durch n leicht zu beobachtende Schwmgungsbogen. 
= 2 [A + (-1) p-LJJl!_ A], 
n —1 
p = 1, 2, 3, . . . . , n ; f = (~ 1) 
woraus neben der gesuchten Ruhelagenverschiebung 
A = J- S-i %+l ~^P 
^ %+l ~~ 
auch zugleich das Dämpfuugsverhältniss 
folgt. 
k 
%-l — % 
%+i ~ % 
*) Eine Bemerkung über Galvanometer von A. Töpler, Tageblatt der 51. Ver¬ 
sammlung der Naturforscher und Aerzte in Cassel 1878. 
