V. Section für Physik und Chemie. 
Erste Sitzung’ am 4. März 1880. Vorsitzender: Prof. Dr. Abend- 
r 0 tb. 
Apotheker Bley hält einen Nekrolog über den zu Emden verstor¬ 
benen Meteorologen Prestel. 
Herr Professor Neubert spricht: 
lieber die Bestimmung der Fixpunkte der Quecksilber¬ 
normalthermometer und die Messung der Temperaturen. 
Für den zweiten internationalen Meteorologen-Congress zu Rom 1879 
war von dem permanenten Comite in den Sitzungen zu Utrecht dem Pro¬ 
gramme die Frage über „die Aufstellung einheitlicher Regeln zur Bestim¬ 
mung der Fixpunkte der Normalthermometer“ beigefügt, und die Herren 
Dr, J. Bernet und Balfour Stewart um Ausarbeitung von Vorschlägen 
hierüber gebeten worden. Herr Dr. J. Bernet in Sevres, Mitglied des 
internationalen Bureaus für Maass und Gewicht, hat sich der Beantwor¬ 
tung dieser Frage unterzogen und dem Congresse einen Bericht*) darüber 
vorgelegt, dem das Folgende, theilweise wörtlich, entnommen ist. 
Werden sorgfältig calibrirte, verschieden behandelte Quecksilber¬ 
thermometer mit einander verglichen, von denen die einen monatelang 
nahezu gleichen und constanten Temperaturen, die andern dagegen kurz 
vor den Vergleichungen Temperaturen über 50® ausgesetzt gewesen waren, 
so zeigen sich nach den bisher gebräuchlichen Berechnungsweisen schon 
in dem Intervall zwischen 0 und 100® Differenzen, welche die Beobachtungs¬ 
fehler bedeutend über treffen und unter Umständen bis zu mehreren Zehntel¬ 
graden ansteigen können. 
Diese anomalen Abweichungen rühren zum Theil von der verschie¬ 
denen Ausdehnung der verschiedenartigen Glassorten, grösstentheils jedoch 
davon her, dass die Quecksilbergefässe der Thermometer nach einer Er¬ 
wärmung nicht sofort, sondern erst im Laufe der Zeit auf ihr ursprüng¬ 
liches Volumen zurückkehren, und in Folge dessen eine zeitweilige Er¬ 
niedrigung des Eispunktes veranlassen. 
Bis in die neueste Zeit schien es, als wenn diese schon sehr lange 
beobachteten Depressionen des Eispunktes keinem Gesetze unterworfen 
wären. Man verzichtete deshalb nach und nach darauf, verschieden be¬ 
behandelte Thermometer zur Uebereinstimmung zu bringen, und begab 
sich dadurch der wichtigsten Controle, inwiefern die berechneten Tempe- 
*) Meteorolog. Zeitschrift 1879. 
