raturen den wirklich vorhandenen entsprechen. Es ist dies sehr zu be¬ 
dauern, denn nur, wenn es gelingt, aus den Angaben ver¬ 
schiedenartiger und verschieden behandelter Thermometer 
nach einer allgemein gütigen Berechnungsweise innerhalb 
der Grenzen der B eobachtungs fehler übereinstimmende 
Temperaturen abzuleiten, dann wird jeder Zweifel in die 
Richtigkeit der Temperaturmessungen beseitigt sein. Erst 
dann wird es ferner möglich werden, durch Reduction der Temperatur¬ 
angaben der Quecksilberthermometer auf diejenigen des Luftthermometers 
die Temperaturmessungen auf ein einheitliches Maass zurückzuführen. 
Die bis jetzt gebräuchlichen Vergleichungen der Quecksilberthermo¬ 
meter mit dem Luftthermometer sind hierzu nicht geeignet, da die daraus 
abgeleiteten Reductionen, in Folge der Depressionen, verschiedene Resultate 
ergeben müssen, je nachdem mit der niedrigen oder höheren Temperatur 
begonnen wird. 
Selbst nach einer Behandlung der Quecksilberthermometer nach einem 
zu vereinbarenden einheitlichen Verfahren können die Angaben derselben 
nicht ohne Weiteres als vergleichbar angesehen werden; denn wenn auch 
dann bloss noch die Differenzen der Individualität, soweit sich eine solche 
in den Eispunktsdepressionen ausspricht, in Betracht kommen, so sind 
dieselben doch schon zwischen neuen und alten Thermometern hinreichend 
gross, um wesentliche Abweichungen im Gange zu veranlassen. 
Vorsiclitsiiiaassregeln bei der Bestiiimiuiig der Fixpuiikte. 
1. lieber die Bestimmung des Eispunktes. 
Das beste Material zu Bestimmung der Eispunkte liefert in grossen 
Flocken frisch gefallener Schnee, der auf einem Brette gesammelt wird, 
das etwa eine Stunde nach Beginn des Schneefalles ausgesetzt wird. Der 
von der Erde aufgehobene Schnee ist theils durch die in der Luft schwe¬ 
benden Kohlen- und Aschetheilchen, theils durch die Salze der Erde ver¬ 
unreinigt und liefert Eispunkte, die um hundertstel Grade zu niedrig aus- 
fallen können. Mit Vortheil ist ferner zu gebrauchen Schnee, von welchem 
die oberste Kruste abgeschürft und der Mitte der Schneeschicht ent¬ 
nommen wird, pulverförmiger körniger Schnee, welcher erst mehrere 
Stunden im schwach geheizten Zimmer gestanden oder mit reinem Wasser 
übergossen worden ist, sowie feingeschabtes, wasserhelles, grossen Strömen 
oder Teichen entnommenes Eis. 
Künstliches Eis ist meist durch beigemengte Salzbestandtheile un- 
brauchlich gemacht. 
Vor Allem ist bei der Eispunktbestimmung darauf zu achten, dass 
das Schmelzwasser freien Abfluss hat und, dass das Thermometer weit 
über seinen Eispunkt hinauf mit Schnee bedeckt und bei den Ablesungen 
in der Nähe des Eispunktes vom Schnee befreit werden kann. Die Be¬ 
stimmung muss wo möglich in einem kühlen Raume vorgenommen werden, 
denn wenn das Eis sehr rasch wegschmilzt, so zieht das ablaufende 
Schmelzwasser längs des Thermometers Luft herunter, die den Eispunkt 
um mehrere Hundertstelgrade erhöhen kann. Es ist daher empfehlens- 
werth, die Ablesung erst vorzunehmen, nachdem das Thermometer in eine 
etwas tiefer gelegene Eis- oder Schneeschicht hineingestossen und der 
Schnee etwas an das Thermometerrohr gedrückt worden ist, ohne jedoch 
das dünnwandige Gefäss des Thermometers einzupressen. 
