31 
Da der Eispunkt im Laufe der Zeit sich langsam hebt, nach Erwär¬ 
mungen dagegen sich rasch erniedrigt, so wird das Verfahren sich wesent¬ 
lich darnach richten müssen, ob man den Eispunkt unmittelbar nach 
einer Erwärmung bestimmt, oder nachdem das Thermometer monatelang 
blos Zimmertemperaturen ausgesetzt gewesen war. 
Als Eispunkte sind nur diejenigen anzusehen, welche 
nach jahrelanger Ruhe des Thermometers und nach mehr¬ 
tägigem Verweilen im Eise schliesslich constant geworden 
sind. Während die Bestimmung solcher Eispunkte erst nach mehreren 
Tagen mit Sicherheit als beendet betrachtet werden kann, erfordert die 
Bestimmung eines deprimirten Eispunktes in der Regel nur wenige 
Minuten. Nach einiger Uebung bringt man es dahin, schon 1 Minute 
nach einer Siedepunktbestimmung das Thermometer in Eis zu bringen 
und trotzdem plötzliche Temperaturveränderungen zu vermeiden. Es 
geschieht dies, indem das Thermometer zunächst mit einem warmen 
Tuche abgetrocknet, dann mit der Hand, schliesslich in Wasser von 
Zimmertemperatur abgekühlt und dann erst in Schnee gebracht wird. 
Wird der zuletzt erhaltene Eispunkt als deprimirter Eispunkt 
bezeichnet, so könnte der auf die erste, allgemein verbreitete Weise er¬ 
haltene als wahrer Eispunkt bezeichnet werden. Beide sind von 
grosser Wichtigkeit und müssen von Zeit zu Zeit bestimmt werden, der 
letztere unmittelbar vor und nach den Messungen. 
Die Lage des Thermometers ist nicht ohne Einfluss auf den Eispunkt. 
Je nach der Länge der Quecksilbersäule und der Dicke der Wandung des 
Gefässes beträgt die durch den Druck der Säule veranlasste Differenz 
0,0050 bis 0 , 050 . Es ist daher aus mehreren Gründen rathsam, den Eis¬ 
punkt in beiden Lagen zu bestimmen. Um die Parallaxe zu vermeiden, 
ist es gut, die Glasstabthermometer auf der Rückseite zu versilbern oder 
mit einem Spiegel zu versehen. Bei den Einschlussthermometern dürfen 
bei der Ablesung mit Lupe die oberhalb und unterhalb der Kuppe des 
Fadens befindlichen Theilstriche nicht gekrümmt erscheinen, und bei der 
Ablesung mittelst Mikrometer müssen die Thermometer genau lothrecht 
gestellt werden. 
2. Ueber die Bestimmung des Siedepunktes. 
Zur Bestimmung des Siedepunktes eignet sich am besten destillirtes 
Wasser, doch kann ohne wesentlichen Einfluss auch reines filtrirtes Schnee-, 
Fluss - oder Regenwasser benutzt werden. Das Siedegefäss sollte aus 
Messing oder Kupferblech, überhaupt aus Metall bestehen und so ein¬ 
gerichtet sein, dass die metallene Röhre, in der sich das Thermometer 
befindet, durch einen Dampfmantel gegen Abkühlung von Aussen ge¬ 
schützt ist. 
Da die Correctionen, die an den Ablesungen der Thermometer an¬ 
gebracht werden müssen, besonders für Einschlussthermometer sehr un¬ 
genau werden müssen, falls sie nur theilweise von Dampf umgeben sind, 
so sollte die äussere Röhre aus Glas bestehen, so dass durch sie hindurch 
die Ablesung des in seinem obersten Theile wenigstens in einem einfachen 
Dampfmantel befindlichen Thermometers geschehen kann. 
Um den Siedepunkt mit einer Genauigkeit von +0,01o zu bestimmen, 
muss die Abflussöffnung für den Dampf mindesten 1 qcm haben, und die 
Spannung des Dampfes in der Nähe des Quecksilbergefässes vermittelst 
eines Wassermanometers bestimmt werden. 
