Um den bei schwacher Dampfentwickelung möglichen Luftzutritt zu 
verhindern, ist man genöthigt, die Dampfentwickelung so lange zu steigern, 
bis ein Ueberdruck von circa 1 mm Wasser erreicht ist, und dann ent¬ 
weder die Flamme allmählig zu massigen, bis der Ueberdruck schwindet, 
oder besser denselben constant zu erhalten und in Rechnung zu bringen. 
Bei Thermometern, deren Eispunkt nach Erwärmungen starke Depres¬ 
sionen erleidet, zeigt auch der Siedepunkt eine schwache Depression, die 
bis 0 ,U ansteigen kann. Um sicher zu gehen, ist es nothwendig, 
den Siedeversuch von Zeit zu Zeit durch eine Eispunkt¬ 
bestimmung zu unterbrechen und dies so oft zu wieder¬ 
holen, bis die Depression des Eispunktes constant geworden 
ist, dann ist auch der Siedepunkt vollständig constant ge¬ 
worden. Bei Beobachtung dieser Vorsichtsmassregeln und Benutzung 
eines guten Barometers erhält man für denselben Ort an verschiedenen 
Tagen bis auf +O 5 OU übereinstimmende Siedepunktcorrectionen. 
Wird der Beobachtuugsort gewechselt, so ist auf die Schwerecorrection 
Rücksicht zu nehmen. 
Nach Baily und Poisson ist 
g^ = g 45 (1—0,002579 cos 2q — 0,000000196 H). 
Es ist also unter einer Breite von in einer Höhe von H“ über 
dem Meere der absolute Druck, der einem beobachteten und auf 0 ® 
reducirten Barometerstände ho entspricht: 
d * 
D = (ho + Aho) . (1-0,002579 cos 2o — 0,000000196H) - 5 ^ 
Oo, 
wo do die normale Dichte des Quecksilbers bei 0 ^ (13,59 590), die ent¬ 
sprechende des Quecksilbers des Barometers und Aho die auf den Fehler 
des Maassstabs und der Luft im Vacuum bezügliche Correction bedeutet. 
Als Einheit des absoluten Druckes hat das internationale 
Comite für Maass und Gewicht den Druck einer Quecksilbersäule 
von normaler Dichte, der Temperatur 0 ® und der Höhe von 
760 mm unter einer Breite von 45 ^ im Niveau des Meeres 
angenommen. Der Verfasser schlägt im Anschlüsse daran vor, die diesem 
Normaldrucke entsprechende Siedetemperatur gleich 100 ® C. = 212 ® F. 
zu setzen, um dadurch auch ein einheitliches Maass der Temperatur zu 
gewinnen. 
lieber die Variationen der Fixpunhte. 
Wohl an allen Quecksilberthermometern macht sich unmittelbar nach 
ihrer Anfertigung zunächst eine auffallende Erhebung des Eispunktes be¬ 
merkbar, welche mit den Jahren geringer wird und endlich ganz schwin¬ 
det. An diesem Steigen nimmt, obgleich in geringerem Maasse, auch der 
Siedepunkt Theil (circa Yio—Vs der Eispunktsvariation). 
Dieses allmälige Heben der Fixpunkte rührt hauptsächlich davon her, 
dass das Quecksilbergefäss bei der Anfertigung des Thermometers und 
beim Auskochen des Quecksilbers stark dilatirt wird und erst im Laufe 
mehrerer Jahre zu einem constanten Minimum zurückkehrt. Theilweise 
mag auch der Luftdruck die Contraction etwas beschleunigen. Da derselbe 
den Eispunkt bei dünner Wandung des Quecksilbergefässes sogar um 
mehrere Zehntelgrade zu heben vermag, so ist eine Nachwirkung schon 
denkbar, doch wird dieselbe nur untergeordnet sein gegenüber derjenigen, 
die vom Zurückbleiben des Volumens nach Erwärmungen herrührt, 
