Aus den unmittelbar vor und nach den Messungen beobachteten 
deprimirten Eispunkten ergeben sich ohne Weiteres die anzuhringenden 
A 
Correctionen, so dass, wenn A den Fundamentalabstand, also den 
Werth des einzelnen Grades, t die abgelesene Temperatur und eT den für 
To deprimirten Eispunkt bedeutet: 
T=4r(‘- 
Beträgt zum Beispiel, wie oben angeführt, die Depression des Eis¬ 
punktes für 100 0 = 0,8 0, und es seien to = 30 o abgelesen worden, 
so würde 
die Depression für diese 30®, eT = 0,072®, 
der Fundamentalabstand A = 100 + 0,8®, 
und der Gradwerth = ~ 1,008® 
sein, so dass darnach der eigentliche Werth und damit die Correction 
sich ergeben durch: 
oder, wenn obige Werthe eingesetzt werden: 
1 00 8 
(30®- 0,072®) = 30,167®. 
T== 
Die Ablesung nach der allgemein gebräuchlichen Weise würde unter 
Nichtberücksichtigung der Depression des Eispunktes 30®, mithin einen um 
circa i/e® zu geringen Werth ergeben haben. 
In Bezug auf die Calibercorrection der Normalthermometer sind unter 
den publicirten Methoden als die besten zu nennen: die von Neumann 
vereinfachte und von Oettinger verbesserte Bessel’sche Methode; sowie 
die von Dr. Thiesen, durch allgemeine Anwendbarkeit und Einfachheit 
der Berechnung ausgezeichnete Methode, welche in der Zeitschrift für 
Meteorologie 1879, p. 426, veröffentlicht worden ist. 
Regenmesser. Nachdem bereits im Jahre 1776 durch zwei auf dem 
Thurme und dem Boden der Westminsterabtei aufgestellte Regenmesser 
eine grosse Differenz in der Menge des Regens nachgewiesen, und sich 
sehr bald durch weiter verbreitete Versuche ergeben, dass höher auf¬ 
gestellte Regenmesser weniger Regen ergehen, ist dem Einflusse, den die 
Höhenlage und die Weite des Auffanggefässes ausüben, besondere Auf¬ 
merksamkeit zugewendet worden. Im Bezug auf die Weite der Auffang¬ 
öffnung ergiebt sich nach den 8jährigen Untersuchungen von Symons*) 
mit Regenmessern von (im Minimum) 3 Zoll engl, im Durchmesser bis 
zur 500 fach grossen Auffangefläche, bei gleicher Höhe der Auffangefläche 
über dem Boden, dass die Resultate innerhalb eines Procentes mit ein¬ 
ander überein stimmen. — Die Einführung von niedrigen Regenmessern auf 
den sächsischen meteorologisclien Stationen von 1,5 m Höhe über dem 
Erdboden, während die älteren 2,6 m. Höhe, beide aber gleich grosse Auf- 
fangeflächen von 1000 qcm hatten, gab Gelegenheit zu einem Vergleiche 
in Bezug auf die Höhendiffenz von circa 1 m. Auf der hiesigen Station 
’) Zeitschrift f. Meteorologie 1874, pag. 25. 
