zeigte sich wahrend der Jahre 1876 bis 1878, dass der Kegenmesser von 
2,6 m Höhe durchschnittlich 6 Procent jährlich weniger Regen als der 
niedrigere von 1,5 m ergab, ein Resultat, welches dem von Symons ge¬ 
fundenen sehr nahe kommt und sich aus der Vergrösserung des Regen¬ 
tropfens durch Verdichtung des ihn umgebenden Wasserdampfes auf dem 
um einen Meter längeren Wege erklärt. 
Herr Hermann Krone spricht über Spectrum-Photogramme von 
Sternen, indem er aus den Transactions of the Photograph. Soc. of Great 
Britain eine üehersetzung des Berichtes über die Sitzung vom 20. Febr. 
1880 mittheilt, wo W. Huggius Mittheilungen machte über seine neuesten 
photographischen Aufnahmen von Sternspectoren. 
Derselbe hatte nach verschiedenen photographischen Methoden Ver¬ 
suche angestellt, jedoch nur die Geletier-Bromsilber-Emulsionsplatten, deren 
Empfindlichkeit vor Kurzem von Capt. W. Abney entdeckt wurde, für 
brauchbar gefunden, um Aufnahmen zu machen, die sich von G bis un¬ 
gefähr S in Ultraviolett erstrecken. 
Nach Beschreibung des Apparates werden die.,Spectra von Wega 
(a tyrae), Sirius (« can. maj.), Benetuasch (y urs. maj.), Spica (« virginis), 
Athair (a aquilae), Deneb (a cygni) und Areturus (a Bootis) näher be¬ 
schrieben. 
Auch von Venus, Merkur und Mars hat Huggius Photogramme ge¬ 
wonnen und mit dem Sonnenspectrum verglichen. 
Herr Apotheker Bley spricht über die Untersuchung des weissen 
Senfes von Will und Laubenheimer. *) 
Herr Hofrath Dr. Töpler zeigt der Versammlung zwei neue Mess¬ 
instrumente. Das erste, ein Fühlhebelapparat vom Mechaniker Fuess 
in Berlin construirt, dient hauptsächlich zur Bestimmung der linearen 
Ausdehnungscoefficienten. Der Apparat ist hinreichend empfindlich, um 
diese Bestimmung mit Stäben von nur 100 mm Länge auszuführen. Der 
zu untersuchende Stab steht vertical in einem cylindrisclien Gehäuse, wel¬ 
ches durch Einleitung von Dampf erhitzt werden kann. Das untere Stab¬ 
ende stützt sich mittelst einer isolirenden Zwischenlage auf eine Mikro¬ 
meterschraube, das obere wirkt auf einen ganz ungemein empfindlichen 
Fühlhebel, den Hauptbestandtheil des Apparates. Dieser Fühlhebel lässt 
eine Verlängerung von etwa V2000 nim noch deutlich erkennen. Bei dem 
Gebrauch wird die durch Erwärmung bewirkte Ausdehnung indessen mei¬ 
stens nicht mit dem Fühlhebel, sondern mit der Mikrometerschraube ge¬ 
messen ; letztere wird nämlich vor und nach der Erwärmung so eingestellt, 
dass der Fühlhebel in beiden Fällen genau dieselbe Stellung hat. Der 
Apparat ist zu raschen Beobachtungen im Laboratorium sehr bequem. 
Ferner zeigt Herr Hofrath Dr. Töpler das Totalreflectometer 
von Kohlrausch. Dasselbe dient dazu, das Brechungsverhältniss von 
Mineralien u. dergl. nach der Wollaston’sehen Methode mittelst der sogen. 
Totalreflexi on zu bestimmen. Bekanntlich hat diese Methode den Vor- 
*) Ann. 13. 199. 150—164. Giessen, 
