S6 
tlieil, dass sie selbst bei undurcbsicbtigen Substanzen angewendet werden 
kann und dass der untersuchte Körper nur eine einzige spiegelnde Fläche 
zu besitzen braucht. Bei Kohlenrausch’s Instrument wird das zu unter¬ 
suchende Object so an der Drehaxe eines horizontalen Theilkreises be¬ 
festigt, dass die spiegelnde Fläche dieser Axe parallel ist. Das Object 
taucht in ein Glasgefäss mit Schwefelkohlenstoff und wird durch eine ebene 
Seitenwand des Gefässes mit einem senkrecht zur Axe eingestellten Fern¬ 
rohr beobachtet, während der Körper mit homogenem Licht beleuchtet 
wird. In zwei Stellungen des Körpers erscheint die sogen. Grenze der 
Totalreflexion. Der Winkel zwischen beiden Stellungen ergiebt durch ein¬ 
fache Rechnung das Brechungsverhältniss. Bei doppelbrechenden Kör¬ 
pern erhält man durch geeignete Orientirung der spiegelnden Fläche zu¬ 
gleich die beiden Hauptbrechungsverhältnisse. Das Instrument ist durch 
Einfachheit und Handlichkeit ausgezeichnet. 
Zweite Sitzung am 10. Juni 1880. Vorsitzender: Prof. Dr. Abend- 
roth. 
Herr Hofrath Dr. Töpler hält einen Vortrag über: 
Mach’s Polarisationsapparat mit rotirendem Analyseur. 
Professor E. Mach in Prag hat durch diesen Apparat die Aufgabe 
gelöst, die Erscheinungen, welche im Sehfelde des gewöhnlichen Polari¬ 
sationsapparates bei langsamer Drehung des Analyseurs successive zum 
Vorschein kommen, in einem einzigen Bilde gleichzeitig zur Anschauung 
zu bringen, wodurch das Experimentiren über Lichtpolarisation vor einem 
grossen Auditorium in vieler Beziehung erleichtert wird. Mach lenkt das 
aus dem analysirenden Nicol austretende Licht mittelst eines spitz¬ 
winkeligen Prisma (Ablenkungsprisma) um etwa 15 ^ aus der Axe des 
Polarisationsapparates ab und lässt um diese den Analyseur mit dem 
Prisma rasch rotiren, während der Polariseur feststeht. Das austretende 
Strahlenbündel beschreibt eine Kegelfläche; bei der Projection mit elektri¬ 
schem oder Sonnenlicht sieht man auf dem Projectionsschirm durch die 
Dauer des Lichteindruckes ein kreisförmiges Lichtband. In diesem Licht¬ 
ringe kommen nun alle diejenigen Phasen der Helligkeit neben einander 
zum Vorschein, welche den verschiedenen Stellungen des Analyseurs ent¬ 
sprechen. Für gewöhnlich erscheinen daher zwei diametral gegenüber¬ 
liegende Stellen des Kreises dunkel. Wird bei homogenem Licht eine die 
Polarisationsebene drehende Substanz, z. B. Quarz, in den Apparat ein¬ 
geschaltet, so verschieben sich die Verdunkelungsstellen um den betref¬ 
fenden Drehungswinkel; bei der Anwendung weissen Lichtes erscheinen 
jedoch in dem Lichtbande die der Rotationsdispersion entsprechenden 
Farbentöne neben einander gelegt. Ein circularpolarisirendes Glimmer¬ 
blatt bringt die dunklen Stellen zum Verschwinden u. s. f. Der Vor¬ 
tragende zeigt diese Erscheinungen durch Experimente mittelst der elek¬ 
trischen Lampe. 
Eine weitere Vervollkommnung des Apparates hat Mach dadurch er¬ 
zielt, dass er in die Rotationsvorricbtung zwischen Analyseur und Ab- 
