434 
W. Detmer, 
Wassers bestimmt, welche Methode für diese Zwecke sehr gut in 
Anwendung zu bringen ist, da eben die Ausflussmenge das directe 
Product der Wurzelkraft repräsentirt und alle Variationen sichtbar 
zeigt. Es ist noch besonders hervorzuheben, dass stets nach jeder 
Messung mittelst eines ausgezogenen Glasrohres das Wasser bis zur 
Marke abgenommen wurde, damit der durch die Flüssigkeitssäule 
auf dem Stammquerschnitte lastende Druck immer constant bliebe. 
Die Töpfe wurden mit Thermometern versehen und in den ursprüng¬ 
lich von Sachs construirten, dann aber später vom Hofrath Schenk 
verbesserten Thermoregulator gebracht. Dieser Apparat besteht zu¬ 
nächst aus einem aus Zinkblech gefertigten Behälter, der mit Wasser 
gefüllt wird und auf einem Dreifusse steht. Es wird so viel Wasser 
in ersteren hineingebracht, dass, wenn ein zweiter ähnlicher Behälter 
in den ersteren hineingesetzt wird, die Flüssigkeit zwischen den 
beiden Wandungen bis etwa zum Rande emporreicht. Das erste 
Gefäss ist noch mit einer Vorrichtung versehen, um ein Thermo¬ 
meter und einen aus Glas hergestellten Quecksilberregulator anzu¬ 
bringen, in welchen das Gas der Leitung zuerst eintritt, um von 
hier aus durch einen Kautschukschlauch zum Brenner zu gelangen, 
der sich unter dem Dreifusse befindet. In das zweite Gefäss wer¬ 
den die Töpfe mit den Pflanzen gesetzt und dann auf den Apparat 
eine Glasglocke gesetzt. Nach der Einstellung des Regulators ist es 
nun möglich, die Temperatur im Apparate wochenlang fast absolut 
constant zu erhalten, indem, wenn durch irgend Avelche Einflüsse 
die Temperatur steigt, das Quecksilber sich sofort ausdehnt und we¬ 
niger Gas zuströmt, die Temperatur also wieder sinkt, indem die 
Flamme kleiner wird, wohingegen bei Verminderung der Temperatur 
das Quecksilber sich zusammenzieht und mehr Gas zum Brenner auf 
diese Weise gelangen kann. 
Um zu erfahren, wie viel Flüssigkeit dem Volumen nach aus¬ 
floss, habe ich keine directen Messungen ausgeführt, sondern mittelst 
der Messung des inneren Glasrohrdurchmessers und der daraus zu 
findenden Zahl für die Grösse des Radius des Röhrenquerschnittes 
und mittelst der Bestimmung der Höhe der Flüssigkeitssäule die 
Quantität berechnet, wobei die bekannte Formel 
V=hr 2 zr 
in der V das Volumen, h die Hohe der Flüssigkeitssäule von der 
Marke ab, r den Radius des Glasröhrenquerschnittes und 7t die lu- 
