18 
Kolbenhalse ab und legt sich in lockeren Schraubenwindungen um das 
Glasrohr. Letzteres halte man recht leicht in der Hand, so dafs man dem 
schwachen Zuge nach dem Kolbenbauche folgt, der beim Aufwinden des 
Ballons auf das Glasrohr ausgeübt wird. Nach einigen Umdrehungen 
kann man den seitlichen Druck des Zeigefingers auf Ballonhals und Glas¬ 
rohr auf heben, da genügend fester Sitz beim drehenden Aufwinden ent¬ 
steht. Hat man einmal zu früh mit diesem Drucke aufgehört oder ist 
durch stundenlanges Stehen des Kolbens vor dem Hervorziehen des Ballons 
dessen Halswandung schon fast erstarrt und daher glatter geworden, 
so nimmt man zum längeren Andrücken des Ballonhalses an das Glas¬ 
rohr ein kurzes Holz- oder Glasstäbchen zu Hilfe. Ist durch fortgesetztes 
Drehen des Kolbens (oder des Glasrohres in entgegengesetztem Sinne) 
ein gröfserer Teil des Kolbenbauches von der Membran frei geworden, 
so denke man beim weiteren Drehen daran, dafs das Glasrohr nicht dem 
Kolbenboden zu nahe kommt. Man halte es also etwas zurück und lasse 
die letzten Windungen des Ballons sich in der Verlängerung des Glas¬ 
rohres ausbilden. Man zieht alsdann unter Drehungen im gleichen Sinne, 
Glasrohr und Ballon aus dem Kolben und bläst sofort nicht zu schnell 
zur Kugel auf. Auch der Ballonhals wird hierbei von dem Glasrohr frei, 
so dafs man meistens letzteres leicht in den Ballonhals zurückziehen kann, 
was für manche Anwendungen der Ballons erwünscht ist. Während man 
hierbei den Ballonhals nur ganz lose hält, um den senkrecht nach unten 
hängenden Ballon vor dem Herabfallen zu bewahren, drückt man nun¬ 
mehr die Wand des Ballonhalses unter Drehungen des Glasrohres so an 
dieses an, wie wenn man ein loses Zigarrendeckblatt wieder anlegen will. 
Es kommt nämlich unterhalb der Befestigungsstelle des Ballons leicht zur 
Bildung feiner Öffnungen, wenn daselbst die Ballonhaut gar zu unregel- 
mäfsig zerknittert ist. Nach oder während des Andrückens bläst man 
den Ballon wieder schwach auf und schliefst das Schlauchstück am Glas¬ 
rohr mit einem Stöpselchen ab. Zweckloses Einblasen von feuchter 
Atemluft ist durchaus zu vermeiden. Man spannt nun das Glasrohr recht 
fest senkrecht in eine Stativklemme ein und bindet den Ballonhals durch 
nicht zu straffe Umschnürungen mit dem weichen Garn auf dem Glas¬ 
rohr fest. Dann löst man vorübergehend das Glasstöpselchen und bläst 
den Ballon langsam je nach dem Zwecke, dem er dienen soll, mehr oder 
weniger auf, w r as bis zu einem etwa um die Hälfte gröfseren Durchmesser 
meistens leicht möglich ist. Nach dem Abschliefsen des Glasrohres läfst 
man den Ballon völlig erstarren. 
4. Das Erhärten der Kollodiummembran. Hat der Ballon völlige 
Dichtheit, so behält er beim Verdunsten der Reste des Lösungsmittels, 
das in zwei Stunden bis auf Spuren entfernt ist, seinen Durchmesser fast 
unvermindert bei. Die Membran zieht sich nämlich beim Erstarren er¬ 
heblich zusammen, aber der hierdurch entstehende gröfsere Innendruck 
weitet den noch etwas weichen Ballon wieder aus. Eine gewisse Volum¬ 
abnahme wird aber dadurch bedingt, dafs der Dampf des Lösungsmittels 
schneller nach aufsen diffundiert, als Luft nach innen (s. die unten be¬ 
schriebenen Diffusionen von Gasen, die in der die Membran durchtränkenden 
Flüssigkeit löslich sind). Hatte der Ballon indessen eine undichte Stelle, 
die wie schon erwähnt, über einer kleinen, nach innen konvexen Wölbung 
der Glaswand, sowie bei einem Fäserchen im Kollodium entstehen kann, 
so geht der Ballon schneller oder langsamer an Gröfse zurück und wird 
