w 
schlimmsten Falles so unansehnlich, dafs man ihn auch dort nicht ge¬ 
brauchen wird, wo er nicht völlig dicht zu sein braucht. Da es nicht 
leicht ist, Kolben mit nur ganz wenigen Luftbläschen zu erhalten und 
daher die Ballons sehr oft ein ganz feines Löchlein besitzen werden, so 
sei erwähnt, dafs letztere um so seltener entstehen, je konzentrierter 
die Lösung gemacht war (z. B. 7 1 / 2 pn>zentig), dafs man ferner die feine 
Öffnung nachträglich schliefsen kann. Hierzu mufs sie freilich erst ge¬ 
funden sein. Man verbinde das Glasrohr des Ballons mit einem längeren 
Gummischlauch und drehe den Ballon, während man ihn mit dem Munde 
auf bläst (Druck gleich etwa 20 cm Wassersäule) nahe dem Auge so, dafs 
dieses alle Wandstellen abprüfen kann. Auch ein äufserst feiner Gas¬ 
strom ruft am Auge Kältegefühl hervor und meistens gelingt es nun, die 
kreisrunde Öffnung zu sehen. Eine Uhrmacherlupe vor dem andern Auge 
oder eine in hohem Stativ befestigte gewöhnliche Lupe erleichtert die 
Auffindung des oft an der Grenze der Sichtbarkeit befindlichen Löchleins. 
Es ist bemerkenswert, dafs zahlreiche, erheblich kleinere Öffnungen in 
den Ballons höchstens an Fäserchen Vorkommen. Wären sehr feine kon¬ 
vexe Blasenerhöhungen in der Glaswand, so würden sie von dem flüssigen 
Kollodium wohl genügend stark überdeckt werden. Zum Schliefsen einer 
entdeckten feinen Öffnung genügt ein kleiner Tropfen Kollodium von 6 °/ 0 , 
den man mit einem mit dem äufsersten Ende in die Lösung getauchten 
dünnen Glasstäbchen recht schnell aus der Flasche auf die Öffnung bringt. 
Der innendruck ist dabei vorher fast aufzuheben, und durch etwa eine 
halbe Minute fortgesetztes Blasen gegen das Tröpfchen mit angenähertem 
Munde oder aus einem Lötrohr das Festwerden zu beschleunigen. War 
der Ballon erst einige Minuten zuvor aus dem Kolben genommen, so ge¬ 
lingt das feine Bisterchen so gut, dafs man es nur schwierig später wieder¬ 
findet. Einen Ballon, an dem man erst nach einer Viertelstunde des 
Andieluftbringens noch dichten will, bestimme man lieber nicht zu 
Anwendungen, bei denen es auf besondere Dichtheit ankommt. Versucht 
man das Schliefsen einer Öffnung an einem fast erhärteten Ballon, so ent¬ 
stehen ungleichmäfsige Faltungen, die eine Quelle neuer viel gröfserer Löcher 
werden. Solange der Bezug blasenfreier Kolben für Kollodiumballons, den 
ich zu erreichen hoffe, nicht möglich, 
wäre ein Dichtungsmittel anderer Art, 
als das die erstarrte Wand wieder lö¬ 
sende Kollodium erwünscht. In vielen 
Fällen liefert aber die Befolgung der ge¬ 
gebenen Fingerzeige Ballons von schön¬ 
ster Form und Dichtheit. 
Schliefst man an das Ballonglas¬ 
rohr ein Quecksilbermanometer, so zeigt 
dies den inneren Überdruck an, der in 
etwa 15 Minuten seinen gröfsten Betrag 
von 60 mm und darüber überschreitet. 
Um nach dem Anschlufs an das Mano¬ 
meter wieder auf blähen zu können, 
schalte man ein T-rohr in die Schlauch¬ 
verbindung ein, an dessen drittem 
Schenkel ein Schlauch mit Quetschhahn 
zum Einblasen sitzt (wie bei Fig. 1). Der 
** 
Fig. 1. 
