|"Znni Artikcl Ii!intgon.strnlile.n.'\ 
Rontgenapparate. 
Zur Erzeugnng von Rontgenstrahlen benutsct man 
elektrische Strome von sehr hoiior Spannung, aher 
geringer Intcnsitiit. Die beste nnd sieherste P'Jektri- 
zitatsquelle ist vorljiufig noch der Gleichstrom, dcr 
AnschluC an eine Gleiclistromzentrale. Stoht nur 
Wechsel- oder Drchstrom zur Yerfiigang, so wird or 
durch einen ITmformer in Gleichstrom verwandelt. 
AnehAkknnmlatorenr/'V(/. i-Sj sindverwendlwr. Der 
von diesen Stromqaellen gelieferte Strom hat groRe 
Intensitiit, aber niedrige Spannung, imd wird daher 
mittels eines Riihmkorftschen Induktionsapparates 
(Iflduktor, Fig. 1 1] in einen solchen von hoher Span- 
nung umgewandelt. Uber die Konstruktion des In- 
duktors s. Elektrische huhtktion. 
Nach Walther wird bei groCern Induktoren der 
Dralit derPrirailrspule in vieriibereinanderliegenden, 
voneinander unabhiingigen La- 
gen gewickelt, deren acht En- 
den zu einem gemeinsamen 
Schaltbrett fiihren. Durcli ver- 
schiedene Einschaltung kann 
man den priraaren Strom ent- 
weder alle vier Lagen anf ein- 
mal oder je zwei hintereinan- 
der oder alle vier hintereinan- 
derdurchlaufenlassen. Istletz- 
teres der Fall, so hat der Strom 
eine lange Bahn von zahlrei- 
chen Windungen u. geringem 
Qaerschnitt za durchlaufen ; 
derWiderstand ist relativgroC, 
die Intensitat des primaren 
Stromes also relativ gering, 
mithin der sekundiire Strom 
nicht so hoch gespannt. Bei 
der Parallelschaltnng der vier 
Drahtwindnngen herrscht das 
nmgekehrte Verhaltnis. Bei 
diesem Yorgang spielt die 
Selbstinduktion in der Primar- 
spule eine groCe RoUe. ilit 
Hilfe dieser Waltherschaltung 
zur Veranderimg der Selbst- 
induktion in der Primarrolle 
kann man unter gleichzeitiger 
Regolierung des zufiihrenden 
primaren Stromes und einer 
besondern Art der Unterbre- 
chuug, die wir noch kennen 
lemen werden, einebeliebigeFunkenqualitat erzielen, 
wie sie der jeweilige Hartegrad einer Rohre erfordert. 
Die Eegnlkrung des primaren Stromes geschieht 
durch den Rheostaten (ReguIiericuM-stmid , Fig. 2), 
der in den primaren Stromkreis eingeschaltet und 
zweckmiiOig anf der Riickseite eines marmornen 
Wandtableaus , das auch die StrommeUapparate und 
Einschaltungsvorrichtnngen tragi, angebracht ist. Er 
dient dazu, nur einen gewissen, gewiinschten Teil 
des primaren Stromes dem Induktor zuzufiihren und 
die primiire Spannung zu vergrofiem oder zn verklei- 
nem. Ein Rheostat besteht aus einer Reilie von Wider- 
standsspiralen aus Draht, die durch geeignete Lei- 
tungen mit Metallamellen verbunden sind, auf denen 
eine Regulierkurbel schleift. Der Strom tritt durch 
den letzten Metallknopf ein und geht durch die Kur- 
bel zum Induktor weiter. Ist der ganze ^Viderstand 
vorgeschaltet, so ist der Strom natiirlich am schwach- 
sten; durch langsames Bewegen der Kurbel an der 
Vorderseite dos Schaltbrettes kann man allmahlieh 
iteyers Konv. - Lexikon , 6. Atifl., Beilagt. 
den Widerstand ausschalten. Auf dem Wandtablcau 
(Fig. 1) befindet sich auch die Sicherung S fiir den 
Induktor. In derselben geht der Primiirstrora durch 
einen kleinen Kleidraht von solchcm Querschnitt, 
daC er durchschmilzt, wenn durch ein Yersehen dem 
Apparat zu viel Strom zugefuhrt wird. Erst nach 
Kinsetzen einer neuen Sicherung stellt sich der so 
unterbrochene Strom wieder her. 
Die Indnktionswirkung des primaren Stromes er- 
streckt sich aber nicht ausschlieClich auf die sekun- 
diire Spirale, sondern auch auf die cinander benach- 
barten Windungen der pri- _ 
miiren selbst, in diesen den 
Extrastrom hervorrufend, der 
die Indnktionswirkung in be- 
deutendem MaCe abschwiicht. 
1. Rontgeneinrichtung luit Akkiimulatorenbetrieb. 
Zur Abhilfe dient der nach dem Prinzip der Frank- 
linschen Tafel (einer andern Form der Leiden er 
Flasche) gebaute Kondensator. 
Zum selbsttiitigen Offnen und SchlieCen des pri- 
maren Stromes dienen die Unterbrecher. Die ein- 
fachsten, billigsten, aber auch unvoUkommensten 
Apparate sind die Platinunterbrechcr, die nach dem 
Prinzip des Wagnerschen Hammers gebaut sind. 
Der beste dieser Apparate ist noch der von Diprez 
(Fig. 8). Ein leicht beweglicher lilnglicher Eisen- 
hebel wird durch Federkraft mit einem an ihm be- 
festigten Platinstiick gegen ein zweites, an einer Kon- 
taktschraube betindliches Platinstiick gepreCt. Auf 
der andern Seite tragt der Eisenhebel eine Platte aus 
Messing, die dem Eisenkern des Induktors gegen- 
iiber liegt. Der primiire Strom endigt in der Kon- 
taktschranbe , der andre lauft in die primiire Rolle, 
die den Eisenkern umgibt, bis zum Eisenhebel. Schal- 
tet man den Strom ein, so wird der Eisenkern mag- 
netisch, zieht den Eisenhebel an und hebt damit den 
