n 
Rontgenapparate. 
Platinkontakt anf. Hiermit ist aber der Strom nnter- 
brochen, der Eisenhebel wird von dem nnnmehr nn- 
raagnetisch gewordenen Eisenkern losgelassen, und 
die Platinkontakte federn wicder zusammen, soniit 
erneuter StromschlnB etc. Sicherer und gleichmiiCi- 
ger arbcitcn die Quecksilbeninierbrecher. Bei ihnen 
wird der Kontakt dnrch Quecksilber dargestellt, und 
die Unterbrechung findet unter einer isolierenden 
2. Regulierwider- 
stand. 
3. Platinunterbrecher 
nach Deprez. 
Fliissigkeit (Petroleum, Benzin, Alkohol) statt. Man 
unterseheidet Quecksilberunterbrecher mit Tauch- 
und mit Strahlkontakt. Bei dem altesten Modell mit 
Tcmchkontakt (Fig. 4) kommt die SchlieBung und Off- 
nung des primaren Stromes dadurch zustande, daU 
ein Stift C, der unten mit einem Piatinansatz endigt, 
abwechselnd in Quecksilber eintaucht und sich aus 
diesem heraushebt; die Bewegungen werden diirch 
einen Elektromotor R vermittelt. Dnrch einen Eheo- 
staten ist es moglioh, die Zahl der Unterbrechungen 
in der Zeiteinbeit zu modifizieren und dureb Hoher- 
und Tieferstellen des Kontaktstiftes die Stromschlie- 
Bungsdauer kiirzer oder liinger zii gestalten. Ge- 
briiuchlicber sind die Motorunterbrecber mit Strahl- 
kontakt, auch Turbinenunterbrecher (Fig. 5) genannt. 
In die rotierende Trommel einer Zentrifugalpumpe 
4f. Motorquecksilberuntcibrocher mit Tauch- 
kontakt. 
werden zwei oder mehrere symmetrisch gelegene Dii- 
sen geschraubt, aus denen das Quecksilber wahrend 
der Eotation gegen zwei feststebende, mit den Strom- 
leitungsklemmen in Verbindung stehende, rubende 
Kupfersegmente spritzt. Der Strom ist gescblossen, 
wenn die Segmente diirch die Quecksilberstrahlen 
miteinander verbunden sind , dagegen unterbrocben, 
wenn das Quecksilber nur gegen ein Kontaktsegment 
spritzt oder die Strahlen in den Eaum zwischen den 
Segmenten gescbleudert werden. Eines der Segmente 
ist durch einen am Deckel des Unterbrechers befind- 
lichen Hebel drehbar angeordnet, eine Konstruktion, 
dnrch die eine Veranderung der StromschluCdauer 
ermoglicht ist; ferner lilCt sich je nach der Zahl der 
Umdrehungen der Turbine die Zahl der Unterbrechun- 
gen regulieren. Bei einer andern Konstruktion von 
Strahlunterbrechern stehen die Diisen fest und die 
Kontaktsegmente rotieren. Die erwiihnten Unter- 
brecher sind nur bei Gleichstrom verwendbar. Znr 
direkten Verwendung des Wechselstromes sind aber 
auch Unterbrecher konstruiert worden, die Wechsel- 
stromunterbrecher, die derartig gebaut sind, daB die 
Stromschliisse und -Olfnungen stets an den gleichen 
Stellen der Perioden des Wechselstromes stattfinden. 
Hieraus ergibt sich, daCdieUnterbrechungszahl nicht 
veriinderlich, sondern stets gleich der Periodenzahl 
des benutzten Wechsel- oder Drehstromes ist. Das 
Eontgenlicht ist bei diesenUnterbrechern kein ruhiges; 
wahrend die Turbinenunterbrecher bei der hohen 
Zahl der Unterbrechungen (biszu2000 inderSekunde) 
ein ruhiges, gleichmiiBiges Eontgenlicht geben. 
Einen gewaltigenFortschritt in derRontgentechnik 
bedentete die Einfiih- 
rung des elektrolytischen 
Stromvnterbrechers von 
Wehnelt, dessen Kon- 
struktion auf folgender 
Erscheinung beruht : 
5. Motorun t frbrccher mit S trail 1 kontakt. 
Taucht man in ein GefaU {Fig. 6, entnommen aus Gochs 
Handbuch) mit verdiinnter Schwefelsaure (15 — 20*'B. 
Konzentration) zwei Elektroden, eine groBere Blei- 
platte und einen dunnen Platindraht, der von einem 
Porzellanrohr umgeben ist und nur mit der Spitze in 
die Fliissigkeit hineinreicht, schickt nun einen Strom 
hindu rch derart, daB die Platinspitze die positive Elek- 
trode bildet, und schaltet ferner in diesen Stromkreis 
die primiLre Eolle eines Induktors , so tritt eine Gas- 
bildung um die Platinspitze ein. Der Gasmantel ver- 
hindert die Beriihrung der leitenden Fliissigkeit mit 
der Platinspitze und bewirkt also eine Unterbrechung 
C 
PS 
6. Einschaltung des elektrolytischen (Wehnelt) 
Unterbrechers. i Induktor , p s primarer Stromkreis. 
des Stromes ; die Gasblase explodiert, die Fliissigkeit 
kommt wieder in Beriihrung mit der Platinspitze, 
der Strom ist gescblossen. Dieser Vorgang wiederholt 
sich mit groBer Schnelligkeit u. Eegelmiifiigkeit. Die 
Unterbrechungen erfolgen um so langsamer, je weiter 
der Platinstift in die Siiure hineinragt, je groBer also 
die Oberflache der Anode ist. Der Kondensator ist bei 
Benutzung dieses Unterbrechers iiberfliissig. Statt 
eines Platindrahtes werden bei den neueruKonstruk- 
tionen meistens drei verwandt von verschiedener 
