RSntgenapparate. 
m 
Lange ond Dicke, da mit zunehmender Starke des 
primaren Stromes ein dickerer Stift genommen wer- 
den muC. Fiy. 7 zeigt einen solchen dreiteiligen Weh- 
neltunterbreclier. Wegen der Verdunstung der Schwe- 
felsaare nnd des lauten stSrenden Geriiuschcs, mit dem 
die Unterbrechungen vor sich gehen, stellt man den 
elektrolytischen Untevbrecher am best en auCerhalb 
des Rontgenzimmers auf und schaltet von letzterm 
aiis den notigen Platinstift ein. Die Zahl der Unter- 
brechungen ist eine bedeutend iiohere als bei alien 
and em Unterbrechern, und es zeigt sich deshalb bei 
richtiger Einstellung nicht das geringste Flackern in 
dor Rontgenrohre. Aber einen Nacliteil hattcn an- 
fangs die Wehneltunterbrecher: die Rontgenrohren 
konnten die groCe Energieleistung nicht aushalten; 
dieser Nachteil ist jetzt beseitigt, seitdem man im- 
stande ist, durch die Walthersclialtvng , durch Ver- 
anderung von Stiftlange, Selbstinduktion und Pri- 
marspannung eine Funkenqualitiit zu erzielen, die 
jedem Hartegrad einer Rohre auf das genaueste an- 
gepaUtist. Die 
Wahl des Un- 
terbrechers ist 
abhangig von 
der Art der 
Stromquelle 
und der GroCe 
und dem Ban 
des Induk- 
tors. Akku- 
mulatoren ge- 
statten nur 
den Betrieb 
mit Platin- 
und Queck- 
silberunter- 
brechern; ein 
elektrolyti- 
scher Unter- 
brecher erfordert, wenigstens bei groCern Induktoren, 
die Waltherschaltung. 
Den durch Oflhen und SchlieCen des primaren Stro- 
mes in der Sekundiirspule erzeugten hochgespannten 
Strom schickt man durch Kabel, die in den Elektro- 
denAu.K derSekundarspule eingehangt sind (Fig. 1), 
in die in einem Stativ befestigte Rontgenrohre. Diese 
ist eine hochgradig evakuierte (Luftdruck etwa ein 
Millionstel Quecksilber) Glaskugel (Fig. 8), die drei 
rohrenformige Ansatze besitzt. Diese dienen zur Auf- 
nahme der Elektroden, der Anode a, der hohlspiegel- 
formigen Kathode k und der dem Kathodenblech 
gegeniiberliegenden Antikathode ak. Diese besteht 
aus einem ebenen Platinblech, das in einem Winkel 
von 45'^ zur Kathodenachse steht. Anode und Ka- 
thode sind aus Aluminium hergestellt. AUe drei Elek- 
troden sind in Glasstabchen eingeschmolzen und da- 
durch nochmals im Rohreninnern isoliert ; nach auBen 
enden die Elektrodendriihte in kleinen Messingkap- 
pen, die mit Osen zum Einhangen der stromleitenden 
Drahte versehen sind. Anode und Antikathode sind 
durch eine Drahtspirale verbunden; beim Fehlen 
dieser Verbindung wiirde die Antikathode durch die 
Strahlung der Kathode negativ geladen werden, in- 
folge der elektrostatischen Beeinflussung der Brenn- 
punkt der Kathodenstrahlen (s. Rontgenstrahlen) nicht 
auf das Antikathodenblech fallen, sondern zu wan- 
dern beginnen, wodurch die Bilder solcher Rohren 
unscharf werden. Die Zuschmelzstelle der Rontgen- 
rohren befindet sich an dem Glasfortsatz, der zur Auf- 
nahme der Kathode dient, dem sogen. Kathodenhals, 
7. Dreiteiliger Wehneltunterbrecher. 
und stellt einen kleinen Auswuchs s dieses Halses 
dar, der durch eine dariibergestiilpte Gummihiilse 
geschiitzt ist. Solche einfache Rohren, wie eben be- 
schrieben, werden nur wenig gebraucht. Die neuem 
Konstruktionen haben Vorriclitungen, die eine zu 
groCe ErwJirmung des Antikathodenspiegels und da- 
mit eine erheblichere Veranderung des Gasgchaltes 
verhiitcn sollen, ferner gestatten, die Qualitiit der 
Rontgenstrahlen zu regulieren. In der Regel wird es 
sich darum handeln, harte Rohren fs. Rontgenstrah- 
len) weich zu machen. 
Um das Gliihendwerden 
8. Einfache Ron tgeu rohre mit Osmoseregulierung. 
der Antikathode zu verhiiten, hat man dieselbe zum 
Ableiten der Warme hinterlegt mit einem Eisen- oder 
Kupferblock, oder aber die Antikathode zum Boden 
eines rohrenformigen Wasserbassins gemacht und so 
erreicht, dafi das Platinblech auf der Hinterflache 
direkt mit einer kiihlenden Wassersaule bedeckt ist 
(Wasserkiihlr6hrc,i^i^. 9). ZumWeichermachen einer 
Rohre (Erhohen des Gasgehaltes) benutzt man die 
Fahigkeit gewisser Metalle (Platin, Palladium), Was- 
serstoff diffundieren zu lassen (Osmose), oder die Ei- 
genschaft bestimmter Substanzen (Atzkali, Kohle, 
Glimmer), auf sich kondensierte Gase beim Erwiirmen 
abzugeben. Diese Substanzen befinden sich in einer 
der Hauptrohre angeschmolzenen Nebenrohre. Bei 
einigen Rohrenmodellen geschieht die Regulierung 
automatisch, so ist die in Fig. 9 wiedergegebene 
Miillerrohre mit einer die gasabgebende Substanz ent- 
haltenden Hilfsanode h ausgeriistet, die mittels eines 
beweglichen{ Hebels f eine Funkenstrecke zwischen 
dieser Elektrode und der Kathode einzustellen ge- 
stattet; je nach dem erforderlichen Hartegrad wird 
diese Funkenstrecke groBer oder kleiner eingestellt; 
9. M ii 1 1 e r r 6 h r e mit Wa s s e r k ii h 1 u n g und a u t o m a - 
tischer Selbstregulierung. 
bei zunehmcnder Hiirte gehen Funken zur Kathode 
liber, wodurch die Substanz in der Hilfsanode sich 
erwarmt, das Vakuum sich iindert und die Rohre 
weicher wird. Nach dem erstgenannten Prinzip ist 
die in Fig. 8 dargestellte Rontgenrohre zu regulieren. 
Am Kathodenhals ist luftdicht ein nach auBen ge- 
schlossenesPalladiumrohrchen o angebracht, das beim 
Erwiirmen mit einer Flamme Wasserstofl' aus dieser 
in das Innere der Rohre ditfnndieren liiBt. 
Zur Unterdriickung des Schliefiitngsstromes , der 
die Rohren schnell hart macht und meistens bei 
weichen Rohren sich zeigt, benutzt man die sogen. 
Funkenstrecke oder die Ventil- oder DrosselrShre. 
Die Funkenstrecke (Fig. 10) wird in den sekuiidaren 
