IV 
Rontgenapparate. 
Stromkreis eingeschaltet. Die beiden Elektroden 
sind in einer mit der AnRenhift kommnnizierenden 
Glasrohre angebraoht, die an der Katliode des In- 
dnktors befestigt wird. Als Anode dient eine Me- 
tallspitze, als Kathode eine Metallplatte; diese Elek- 
troden konnen einander genahert und voneinander 
entfernt werden. Man wahlt den Raum so groB, 
10. Fuiikenstre eke ziir Unterdriickung der 
SchlieCiingsstrome. 
daB gerade noch der OiJiiungsfnnke von der Spitze 
zur Platte iiberspringen kann. Auch in der Ventil- 
rohre (Fig. 11) ist durch eine besondere Anordnung 
der Elektroden dem SchlieBungsstrom ein Widerstand 
in den Weg gelegt, den er nicht zu iiberwinden ver- 
mag. Diese Rohren, die aueh im Gebraucb hart wer- 
den, konnen durch Osmoseregulierung wieder ge- 
branehsfjihig gemacht werden. 
Die Qualitat einer Eontgenrohre, d. h. ihren Hiirte- 
grad, beurteilt man gewohnlich nach der Intensitat 
des Schattens, den die vorgehaltene Hand auf den 
durch die Rontgenstrahlen zur Fluoreszenz gebrach- 
ten Barinm-Platin-Cyaniir-Schirm wirft; je dunkler 
derSchatten, destoweicher dieRohre, und urugekehrt. 
Hiervor ist auCerordentlich zu warnen, da die Scha- 
digungen der Haut dauernde und groCe sind. Man 
nimmt daher am besten ein Hand- 
skelett. Auch mit den Skiametera 
liiCt sich die Penetrationskraft der 
Rontgenstrahlen bestimmen. Der 
Apparat (Fig. 12 veranschaulicht die 
V e u t i 1 r o h r e. 
13. Schattenbilil im Skiameter. 
Handhabung) besteht aus schwarzem Karton; der 
Teil a ist 25 cm lang (mittlere Sehweite) und schlieCt 
bei den Augen lichtdicht ab. Er enthalt einen 
Fluoreszenzschirm und hinter diesem auf Karton be- 
festigt die aus Bleidraht gebogenen Zahlen 1—36, 
jede bedeckt mit einer der Nummer entsprechenden 
Anzahl von Stanniollagen gleieher Dicke. Der Teil 
c, der die Rohre beriihrt, siehert fiir alle Beobach- 
tungen den gleichen Abstand von der Antikathode. 
Der Untersuchende erblickt in dem Apparat das Bild 
Fig. IS. Die hochste noch eben als Schatten auf dem 
hellern Hintergrund angedeutete Zahl gibt an, wie- 
viel Stanniollagen die Rontgenstrahlen noch genii- 
gend zu durchdringen vermogen, und bietet denMafi- 
stab fiir die Hohe des Vaknums. Walther hat ein 
Skiameter mit einer Harteskala konstruiert, bei der 
die Metallbelege nicht aus Stanniol, sondern aus 
Platin angefertigt sind; auch wiichst die Dicke der- 
selben nicht in arithmetischer , sondern in geome- 
trischer Progression ; hierdurch kommt man mit einer 
kleinern Zahl (8j Feldern aus, so daC eine Nume- 
rierung iiberfliissig , anderseits die Be.stimmung des 
Hartegrades von der Belastung der Rohre so gut wie 
unabhangig ist. Andre Hartegradmesser sind noch 
der Radiometer von Benoist und der Kryptoradio- 
meter von Wehnelt. So relativ einfach die Messung 
der Qualitat der Rontgenstrahlen ist, um so schwie- 
riger ist die quantitative Bestimmung ; und doch ist 
gerade diese von der groBten Wichtigkeit, zumal bei 
der therapeutischenVerwendung der Rontgenstrahlen, 
ixm ihre schiidigende Wirkung auf den Patienten zu 
verhiiten. Wir konnen zwischen einer indirekten 
und dii-ekten Messung unterscheiden. Bei der letz- 
tern schalten wir in den sekundaren Stromkreis ein 
12. Handhabung des Skiameters. 
Milliamperemeter, das die Stromstiirke, die die Rohre 
durchflieBt, angibt. Diese Stromstarke ist namlich 
der Menge der Rontgenstrahlen direkt proportional. 
Gleichzeitig ist aber eine Beriicksichtigung des Harte- 
grades der Rohre erforderlich. Bedingung fiir die An- 
wendung des Milliamperemeters ist, daB die Rohre 
kein SchlieBungslicht zeigt, well sonst der Zeiger des 
Milliamperemeters verkehrt ausschliigt. Bei der in- 
direkten Methode wird die zu applizierende Strahlen- 
nienge entweder aus der mehr oder minder starken 
Erwiirmung der der Antikathode gegeniiberliegenden 
({laswand gemessen, was durch ein in die Rohre ein- 
geschmolzenes Thermometer geschieht (Kohler-Wies- 
baden), oder aus der durch die absorbierte Strahlen- 
menge bedingten Verfarbung gewisser Salze abgelesen. 
Eine Standardskala gibt an, welche Verfarbung vor- 
handen sein muB, um die verschiedenen Hautkrank- 
heiten zu heilen. 
Uber dieAnwendung des Vcrstdrkungsschimmers zur 
Abkiirzung der Expositionszeit, iiber die Verwendung 
der Blenden zur Unterdriickung der die Rontgenplatte 
verschleiernden Diflfusionsstrahlen, iiber Mefiapparate 
(Ortho -Hontgenographie) und iiber Schutzmafiregeln 
gegen die Schiidigung durch Rontgenstrahlen siehe 
Rontgenstrahlen. Von groBer Wichtigkeit ist die rich- 
tige Lagenmg und Fixierxing des aufzunehmenden 
Objekts auf besonders konstruierten Stiihlen oder 
Tischen und durch Sandsiicke, Binden und Pelotten. 
