L’appareil le plus couramment employé est le magnétomètre de 
MM. de Tlialen et Tiberg, spécialement disposé pour ce genre de 
mesures (fig. i). 
Fig. i. — Schéma de la boussole de Thalen et Tiberg. 
L’instrument se compose d’une boussole à cadran gradué, 
présentant cette particularité que l’aiguille, au lieu d’être montée 
sur cliape, est supportée par un axe s’engageant dans deux cra- 
paudines. La cuvette est elle-même montée sur un axe horizontal 
ou munie de charnières sur un des bords parallèles à la direction 
E.-O., de façon à pouvoir prendre à volonté la position horizon¬ 
tale ou la position verticale perpendiculaire à la ligne N.-S. La 
boussole peut ainsi servir à mesurer la déclinaison ou l’inclinaison 
magnétique.Suivant cette mêmedirectionE.-O., l’appareil porte un 
bras latéral servant à fixer, à une distance invariable de l’aiguille 
de la boussole, un aimant auxiliaire dont nous verrons le rôle plus 
i5 avril 1909. 
