— M 48 — 
y mesure les angles de déclinaison et d’inclinaison magnétiques.. 
Théoriquement, il suffirait de mesurer l’angle de déclinaison en 
prenant comme ligne de repère une des directions du réseau, mais 
la chose serait peu commode, attendu que l’on opère fréquemment 
dans des régions boisées, de grande étendue et que l’on doit 
toujours être à même, parfois plusieurs années après le tracé, de 
vérifier l’exactitude des opérations par de nouvelles observations. 
Il faut donc avoir recours à un autre mode de repérage et c’est ici 
qu’intervient l’aimant auxiliaire dont nous avons parlé plus haut. 
Représentons par H la composante horizontale du magnétisme 
terrestre, qui est constante pour une l égion déterminée et peut 
être connue par les tables magnétiques du pays ; par A, la compo¬ 
sante horizontale du champ dû à l’aimant auxiliaire ; cette force 
est également constante puisque l’aimant est placé à une distance 
invariable de l’aiguille de la boussole; enfin, par M, la compo¬ 
sante horizontale en un point quelconque du champ magnétique 
propre, dû au gisement ; c’est, cette force M qu’il s’agit de déter¬ 
miner. 
L’aimant auxiliaire étant éloigné à grande distance pour que 
son action devienne nulle, l’aiguille prend une position d’équilibre 
dirigée suivant la résultante du champ terrestre et du champ du 
gisement : donc, vectoriellement sui¬ 
vant (H + M) [fig. 2 ]. On fait en¬ 
suite tourner l’appareil horizontale¬ 
ment de manière à amener l’aiguille 
au zéro. Si on met alors en place 
l’aimant auxiliaire, l’aiguille prend une 
nouvelle position d’équilibre corres¬ 
pondant à la résultante (H + M -f A). 
On peut ainsi lire l’angle a que font 
entre elles les deux positions de l’ai¬ 
guille. Cet angle constitue donc le 
rapport entre les positions et les 
intensités des résultantes des deux 
champs magnétiques : 
IL 4 M + A 
= Iv a, 
Il 4- M 
Fig. 2 . 
