207 
Die tubulirte Spirituslampe C ist ebenfalls mit einem bis fast 
zum Boden reichenden und mittelst eines Korkes in den Tubulus ein¬ 
geführten Glasrohre e von entsprechender Form versehen. 
Soll der Apparat nun ge¬ 
füllt werden, so verschliesst 
man den die Röhren d und e 
verbindenden Gummischlauch 
durch Zusammendrücken mit 
den Fingern oder besser mit 
einem Quetschhahne li und 
füllt die Flasche A voll Spiritus, wobei sich zugleich das Stand¬ 
glas JB bis zur Linie g anfüllt, und verschliesst nun mit einem 
luftdicht scliliessenden Kautschukpfropfe h den Hals des Gefässes A. 
Alsdann hält man die Spirituslampe tiefer als_B und öffnet den Quetsch¬ 
hahn. Ist alle Luft aus dem Gummischlauche und dem Rohr e aus- 
getrieben und schon Spiritus in die Lampe eingetreten, so stellt man 
die Lampe wieder auf ihren früheren Standpunkt. Nach kurzer Zeit 
stellt sich der Spiritus in JB und C in gleiches Niveau, da diese beiden 
Gefässe durch die communicirenden Röhren d und e verbunden sind. 
Wird nun die Lampe angezündet, so findet folgender Vorgang 
statt: Sobald der Spiritus in der Lampe und mithin auch in dem 
Standglase JB etwas unter die Horizontallinie g sinkt, so tritt eine 
Luftblase bei i in das Rohr b ein und gelangt von hier nach H, 
wo sie eine entsprechende Menge Spiritus verdrängt, der nach JB 
und folglich auch C gelangt, bis das ursprüngliche Niveau wieder 
hergestellt ist. 
Das Rohr c führt die Luft aus der Atmosphäre zu und hat 
ferner noch den Zweck, das Einsteigen zu grosser Luftblasen in b 
zu verhindern, weil es sofort nach dem geringsten Ansteigen der 
Flüssigkeit in JB durch den Spiritus unten verschlossen wird. 
Selbstverständlich kann man bei dieser Vorrichtung das Spiritus- 
Reservoir ganz entfernt von der Lampe aufstellen, was eine grössere 
Sicherheit gegen etwaige Feuersgefahr gibt; immer aber muss man 
im Auge behalten, dass die Lampe in einer horizontalen Ebene mit 
dem Gefäss JB stehen muss, weil, wenn die Lampe höher stehen 
würde als J5, zu wenig oder gar kein Spiritus einfliesseii würde, und 
im umgekehrten Falle ein Ueberfliessen der Lampe stattfinden könnte. 
Alle dazu erforderlichen Nivellirungen übernimmt jedoch der Apparat 
ganz selbstständig, da sich stets nach wenigen Minuten der Stand in 
beiden Gefässen JB und C regulirt hat. 
