323 
damals auch ün Messina war, die Güte hatte, denselben für mich zu 
copiren. Ebenso richtig ist, dass ich Herrn Prof. Semper rieth, an 
dem von ihm aufzustellenden Wassertrommelgebläse ebenfalls Klemm¬ 
schraube und Glasschlinge anzubringen. 
Indem ich Herrn Prof. Semper die Anwendung dieser Theile 
anrieth, warnte ich ihn gleichzeitig, unter Hinweis auf meine und 
Herrn von Koch’s jeigene unangenehme Erfahrungen , von welchen 
letzteren ich in Messina Zeuge gewesen war — vor der Anbringung 
von Hebern, da sonst geringe Fehler in der Construction und selbst 
blosse Anhäufungen von Schmutz ärgerliche Störungen hervorbringen 
können. 
Da ich so vielleicht mitschuldig an den von Herrn Prof. Semper 
geäusserten Bedenken bin, und da ich glaube, dass die seither von 
mir an diesem Apparat angebrachten Modificationen Einen oder den 
Andern interessiren können, so will ich mich hier noch des Weitern 
über diesen Gegenstand auslassen. 
Herr von Koch hat bei seiner Beschreibung des von ihm er¬ 
fundenen Apparates im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift nirgends 
absolute oder relative Maassangaben für dessen einzelne Theile an¬ 
gegeben, und seine dort gegebene Zeichnung stellt nicht entfernt die 
günstigsten Maassverhältnisse dar; seine im Aprilheft erschienene 
Wiederholung jeuer Zeichnung enthält ganz andere relative Maasse 
als die erste. Selbst wenn also Herrn von Koch’s eigener Apparat 
makellos ist, so darf er es Andern nicht verargen, wenn sie über 
Mängel des Apparates klagen: denn Herrn von Koch’s Beschreibung 
schliesst solche nicht im entferntesten aus. 
Um es dem Leserkreise dieses Blattes zu ersparen, sich selbst 
die Fehlerquellen zu suchen, vor denen Herrn von Koch’s Beschrei¬ 
bung zu warnen unterlässt, nehme ich den Apparat in seinen ein¬ 
zelnen Theilen durch und bemerke nur gleich im Voraus, dass ich 
bei meiner Besprechung die hier gar nicht unwichtigen Einflüsse der 
Reibung und der Capillarität leider nur sehr oberflächlich berühren 
kann. 
1. Das obere Wasserreservoir a, aus welchem das Wasser 
durch einen Heber h ins Fallrohr f gelangt, entleert sich — nach 
bekannten physikalischen Gesetzen — bei sonst gleichen Verhält¬ 
nissen mit um so grösserer Geschwindigkeit, je grösser der senkrechte 
Abstand der untern Heberöffnung (e) von dem Niveau des Wassers 
im Reservoir ist. Da nun die Oeffnung e unveränderlich an 
derselben Stelle bleibt, das Niveau des Wassers in a aber durch 
