327 
bei 7 öffnet, kann Luft nacbdringen, bis sieb wieder bei 7 so viel 
Wasser gesammelt bat, dass das Rohr verschlossen ist etc. Man 
sieht, je kürzer der Radius der Glasschlinge ist, desto kleiner und 
desto häufiger sind die Wassersäulchen, welche die Steigung über¬ 
winden. Die Häufigkeit ist unter allen Umständen angenehm, da sie 
die Continuirlichkeit des austretenden Luftstroms vermehrt. Die Klein¬ 
heit der Wassersäulchen schadet erst, wenn letztere im Fallen nicht 
mehr das Rohr f auszufüllen vermögen, sondern an den Wänden 
herabfliessen. Ist dies Rohr f 3—5 mm. weit und die Länge von 
f 8 —10 Fuss, so wird eine Schlinge, deren Radius = 3 resp. 5 mm. 
ist, d. h. durch welche man nicht mehr durchsehen kann, sehr gute 
Dienste leisten. Die Länge des Rohrs f muss, wie Herr v. Koch 
richtig sagt, möglichst gross sein, d. h. die Länge des verticalen 
Abstandes seiner untern Oeffnung von dem Punkte 7 , oder die Fall¬ 
höhe des Tropfens. Mit der Fallhöhe steigt bekanntlich die Fall¬ 
geschwindigkeit; je grösser aber ceteris paribus die Fallgeschwindig¬ 
keit ist, um so mehr Luft wird während des Momentes, in dem das 
Rohr bei 7 geöffnet ist, durch diese Oeffnung nachgesogen, desto 
mehr Luft also auch mittelst der gleichen Wassersäule ins Aquarium 
geschafft. Ich brauche kaum hinzuzufügen, dass eine Verlängerung 
des Rohrs bei gleichbleibender Fallhöhe nur durch Vergrösserung 
der Reibungs- und Capillaritätswiderstände schädlich wirkt. 
5. Die Wassertrommel v mit den Hebern x und?/. 
Fig. 1. Die Grösse der Wassertrommel ist, wenn der Apparat sonst 
fehlerlos ist, gleichgültig; man kann ein Reagensgläschen wählen, 
wenn es nur wenigstens weit genug ist, um den dreifach durch¬ 
bohrten Kork aufzunehmen. Kann oder will man indessen gewisse 
Fehlerquellen, auf die ich sogleich eingehen werde, nicht vermeiden, 
so dient eine Vergrösserung des Gefässes sehr zur Verminderung der 
Gefahr. Hauptsächlich wichtig ist es jedoch, den Hebern und ihren 
einzelnen Schenkeln die richtigen Maasse zu geben, denn durch 
Constructionsfehler auf diesem Gebiete können grosse Missstände er¬ 
wachsen. Der geringste dieser Missstände ist der, dass die Luft, statt 
durch das Heberrohr x zu entweichen, durch das Rohr y geht und 
verloren wird. Viel unangenehmer ist es schon, wenn das in die 
Wassertrommel gelangte Wasser, statt durch das Rohr y, durch x 
ins Aquarium steigt. Ist in dem Aquarium Seewasser enthalten und 
die Wassertrommel arbeitet mit Süsswasser, so kann diese Zufällig¬ 
keit den Tod sämmtlicher Pfleglinge verursachen, von Ueberschwem- 
mungen abgesehen. Endlich kann, als noch widerwärtigerer Unfall 
