546 
Heinrich Hartl, 
3. Abschnitt. 
Die Untersuchung des Universal-Instrumentes. 
a) Die Gangcorrection der Mikroskope. 
Bei der Bestimmung der Gang- (Run-) Correction der Ablesemikroskope, sowohl für den Höhen- wie 
auch für den Azimutalkreis, habe ich folgenden Vorgang eingehalten: 
Die Alhydade wurde bei der «Höhenkreislage rechts» (K. R.) so gestellt, dass der Index, auf welchem 
die Grade und Fünferminuten gelesen werden, 0°0' anzeigt; nun befand sich das Mikroskop I über einem 
Intervall des Kreises, welches A genannt werden soll, und das Mikroskop II über dem um 180° von A ab¬ 
stehenden Intervall B. 
Es wurde nun zunächst die Entfernung der beiden Theilstriche des Intervalls A mit der Schraube des 
Mikröskopes I mehrmals, und zwar sowohl in der Richtung von links gegen rechts, als auch in der ver 
kehrten Richtung gemessen, und dann in derselben Weise das Intervall B mit dem Mikroskop II. 
Nach Vollendung dieser Beobachtungen wurde der Ableseindex der Reihe nach auf 60, 120, 180, 240, 
300 und 360° gestellt, und mit den bei der jeweiligen Stellung der Alhydade unter den Mikroskopen 
befindlichen Intervallen so verfahren, wie mit A und B bei der Stellung 0°. 
An einem zweiten Tage wurde wieder mit der Stellung 0° begonnen, und die Beobachtungen, mit dem 
Index auf 30, 90, 150, 210, 270, 330 und 360°, gemacht. 
Im Folgenden sind die am Höhenkreise durchgeführten Beobachtungen zusammengestellt, und dabei 
die Angaben der Mikroskope, die nicht genau wahre Minuten und Secunden sind, als «Mikroskop¬ 
minuten» (M) und «Mikroskopsecunden» (S) bezeichnet. 
Höhenkreis. 
K. R. 
Stellung des Ablese¬ 
index auf 
Anzahl 
Messungen 
Werth des Intervalls zwischen 
zwei benachbarten Theilstrichen, 
gemessen an dem Mikroskop 
II. 
o° 
20 
4^60 s 69 
4M58S28 
30 
4 
60-6 
58-2 
60 
8 
61 -o 
56-8 
90 
4 
60-8 
56-6 
I 20 
4 
60 • 6 
S 7 ‘ 6 
150 
4 
61 • 2 
57'5 
l8o 
4 
61 • 1 
57'2 
2 10 
4 
59'9 
58 'i 
24O 
4 
59 'S 
58-2 
270 
4 
60 ■ 9 
57'9 
300 
4 
60-9 
57 ' 1 
330 
4 
60 • 7 
57' 1 
Mittel 4.W6o;‘>66 
4 - 1/ 57: s ’55 
Die Mittel sind ohne Rücksicht auf die Beobachtungsanzahl gebildet, weil es sich hier ausschliesslich 
um die Elimination der Theilfehler handelt. 
Es sind sonach: 
bei dem Mikroskop I . . . 300^66=300 wahren Secunden, 
» » » II . . . 297-55 — 300 * 
daher die Run-Correction: 
bei dem Mikroskop I . . . für 5-M . , . _ 0 .S’66 
» » » II ...» 5 ... +2-47 
Für das Mittel beider Mikroskope ...» 5 ... +0-90 
