83 
Contradion und Doppelbrechung der quergestreiften Muskelfasern. 
'len s’GraveScand'schen8elinei(lcn, mittelst einer Scliiiuihe stellbar, 3. der Colliinatorlinse, 4. einem Prismen- 
systemc filr gerade Durchsicht, 5. der Projoctionslinse mit kurzer Brennweite, dazu bestimmt, ein kleines 
Spectrum in die Ebene des auf dem Objecttisclio liegenden Objectes zu projieiren. Für die Einstellung auf 
verschiedene Objecte sind Prisma und Sammellinse vertical verschiebbar durch eine Einrichtung, welche 
inii, den bei Immersioussystemcn zur Veränderung des Abstaudes der Linsen angebrachten libereinstimmt. 
f). einem Oypsplättchen, am besten Both 1. Ordnung,* über der Projcctionslinse. Als Analysator dient ein 
11 artnack-Prazmowski'sches Prisma über dem Oculare. 
Abbe und Dippel haben den Rpcctropolarisator mit Prismen für schiefe Durchsicht hergestcllt. Er 
liegt liorizontal unter dem Ohjecttischc und hesteld, von links nach rechts gezählt: 1. ans dem Polarisator, 
der Oypsplatte, 3. dem Spalte, 4. der Colliinatorlinse, 5. den zwei aus vollständig weissem lOintglase her- 
gestellteu Prismen, ti. einem Scalenrohre zur Projcction eines Angström’scheuMassstahes Uber das Spectrum, 
lu vcrticaler Richtung über dem zweiten Prisma befindet sich der in der Richtung der Axe des Mikroskopes 
liegende Ansatz für die Projectionslinsen (je nach Bedürfniss schwächere oder stärkere Mikroskopobjective). 
Oer ganze Apparat ist vertical verschiebbar für die Einstellung des Spectrums in die Objectebene. Als Analy¬ 
sator dient das Analysatorocular von Abbe. 
Wichtig ist für beide Apparate, dass sie horizontal verschiebbar sein müssen und zwar parallel dem in 
hie Ohjectchene projicirten Spectrum, damit sich das letztere im Sehfelde innerhalb gewisser Grenzen hin und 
her schieben lässt. Bei Abbe-DippePs Einrichtung wird diese Vcrschiehung besorgt durch eine gewöhn¬ 
liche Mikrometerschraubc. Bei meiner Einriclitnng duiadi eine mit 'Prommeltheilnng verschone Mikrorneter- 
sv.hrauhe. Bei der Versehiehiing müssen zuerst die Frannliofer’scheu Hanptlinicn und durch Interpolation 
<lio übrigen Wellenlängen auf diese Trommelthcilnng zuvUekgefUhrt werden. 
AlleVcrsuohe, welche man mit dem Spectropolarisator von Abbe und Dippel anstellen kann, lassen sich 
auch mit meinem Spectropolarisator ansfuhren. 
bdi gehe aber gerne zu, dass die mechanisch complicirtero Einrichtung von Abbe und Dippel durch 
<lie auswcchselharen Projectionslinsen, den Angström’schcn Massstah und das lichtstarkere Spectrum sehr 
grosse Vortheile bietet, so dass ich mich selbst jetzt meist nur des Abbe-Dippel’schcn Spectropolarisators 
bediene. 
Wer nicht die Lust verlieren will, mit diesen Instrumenten zu arbeiten, muss sich dieselben mit den ent- 
sprochendeu Mikroskoi)en tix aufstellcn und das Sonnenlicht mittelst eines Uhrwerksheliostaten * in das Instru- 
aient reflectiren. 
Oei meiner Anordnung steht der Spiegel des Mikroskopes. unter einem Winkel von 45° geneigt, dem 
•Spiegel des Heliostaten gegenüber. 
Oei der Einrichtung von Abbe-Dippel lasse ich das Licht vom Ileliostaten direct auf den Spalt fallen. 
Scale beleuchte ich mittelst einer kleinen Petroleumlampe. 
I>ie grösste Sorgfalt hat man ferner daraufzu richten, dass alles Nebenlicht von den Instrumenten und 
'Icm auf dem Objecttische liegenden Objecte abgehalten wird, und ebenso muss das Auge des Beobachters 
t?6gen alles Nehenlicht sorgfältig geschützt werden. 
I''ie beschriebenen Thoilc des Si)Cctropolarisators und der Analysator müssen für unsere Versuche so zu 
emander orientirt werden, wie cs das Schema Fig. 13, Taf.TV angiht. SH Rbdiinng des Spaltes, PJ’ Schwin- 
S'iiigsrichtung des Polarisators, ÄA Schwingungsrichtimg des Analysators, EE Schwingungsrichtung des 
«tiirkor gehrochenen Strahles in der Gypsplattc (erste Mittellinie, grösste Elasticitätsaxe des Gypses), 
* bielie darüber; A. Eollott, Zeilsolir, f. liistriimoiitonkunde, 1881, S. 372. 
huf ^ der v^'rhältnisamässig einrache iiiid büligo von .Soliinidt und ftiinseh iu Berlin conatruirte Uhrworka- 
loatat von Johnaton (vcrgl. Lövvenliorz, Boriolit üb. (1. wissunsodial'tl. Instrumente nur der Berliner Gewerbeaiisatel- 
“'ig 187',). Berlin 1880, S. 402), loli muss diesein Instrumonto nach dem violfaehim (lebrauclie, wolciien ich für die angc- 
nten Zwecke davon machte, grosses Lob spenden. 
11 * 
