85 
Contraction und Doppelbrechung der quergestreiften Muskelfasern. 
Krystallplatte der Wertli von l in der Gleichung (2) sicli ändert. Mit zunelmieudcr Dicke wandern die dunklen 
Intcrferenzstreifen ini Spectrum vom violetten zum rotlien Ende hin, mit abuelimender Dicke in der umge¬ 
kehrten Kiclitung. Oft empliehlt es sich aucli, das Oliject in bestimmter Orientirung liegen zu lassen, dafür 
aber die Gypsplattc zu drehen. Dann tritt der eine Fall auf, wenn die grössere, der andere Fall, wenn die 
kleinere Elasticitätsaxe des Gypses in die Kiclitung des Spaltes fallt. Die Ilorizontalverschiehung dient dann 
wieder zur Ermittlung der Additions- oder Suhtractionslage. 
Das beschriebene Verfahren führt also zur Bestimmung der Lago und der relativen Grösse der Elaslici- 
tätsaxen doppeltbrechender Substanzen. 
Es können aber auch bei gleicher Dicke und bekanntem Charakter der Doppelbrechung verschiedene 
doppelt lichtbrechende Substanzen auf den Grad ihrer Doppelbrechung verglichen werden. Substanzen, für 
welche die Differenz der Breciiungsquotienten caeteris paribus grösser ist, werden die Interferenzstreifen 
weiter gegen das rothe oder violette Ende verschieben, als Substanzen, für welche dieDitferenz der Brechungs¬ 
quotienten kleiner ist. 
Aus den vorausgeheuden Mittheilungen ergibt sich, dass die Untersuchung mittelst des Spectropolari- 
sators in mehr als einer Hinsicht überlegen ist der Untersuchung mit dem gewöhnlichen rolarisationssmikro- 
skope, bei welcher das Steigen und Sinken der Interfercuzfarben in der Reihe der Newton'schen Farben mit 
blossem Auge beurtheilt wird. 
Der Untersuchung mittelst des Spectropolarisators ist aber eine Grenze gesetzt, Uber welche die Unter¬ 
suchung mittelst des gewöhnlichen Polarisationsmikroskopes binausreicht. 
Die stärkste Vergrösseruug, mit welcher man bei Anwendung des Spectropolarisators noch hinreichendes 
Uicht bekommt, ist Zciss Obj. D, Ocnlar 2. 
Eine solche Grenze existirt für die Untersiiehung mit dem gewöhnlichen Kolarisationsmikroskope nicht. 
Man empiiehlt zwar auch für dieses schwache und mittlere Vergrösserungen. Mau kann aber auch die stärk¬ 
sten Vergrösserungen noch anwenden, wenn man nur für genügende Stärke des einfallenden Lichtes sorgt. 
Für gewisse Zwecke hat sich schon Engelmann * eines Immersioussystcms L von Zeiss unter Anwendung 
‘l'is Abbe'schen Beleuchtuugsapparates und Lampenlichtes zur Beobachtung von Muskelfasern auf Gypsgrund, 
l^üth I. Ordnung, zwischen gekreuzten Nico Eschen Prismen bedient. Die Verwendbarkeit solcher starker 
Vergrösserungen und die Schwierigkeiten, welche das mit dem Spectropolalisator verbundene Mikroskop der 
Orientirung gewisser Objecte entgegensetzt, werden uns später veranlassen, auch das nur mit Polarisator und 
Analysator ausgestattete Polarisationsmikroskop für die Untersuchung der Muskeln lieranzuziehen. Ich habe 
*il»er eine etwas andere Einrichtung desselben getroffen, als die, welche man gewöhnlich vorfindet. Sie hat 
•nir sehr gute Dienste geleistet. Darum möchte ich sie hier kurz beschreiben und glaube, dass sie auch ohne 
Abbildung verständlich sein wird. Der Polarisator besteht aus zwei unmittelbar hinter einander liegenden 
Nicül’schen Prismen, von welchen das obere fest mit dem Abbe’schen Beleuchtungsapparate des Mikro- 
*äl^opcs und eventuell mit einer gut orientirteu Gypsplatte verbunden ist, das untere dagegen um die vcrticale 
Axe drehbar ist. Diese Einrichtung dient dazu, die Intonsiiät des einlmllendcn Lichtes so abzustufeu, wie 
“ifin sie braucht. Die volle Intensität erhält man bei parallelen Nicols. Man kann dann als einlallendes Licht 
das Licht von der unmittelbar an die Sonne grenzenden Stelle des Himmels nehmen, und durch Drehung des 
unteren Prismas des Polarisators die richtige Beleuchtung hcrstelleu. 
Oer Analysator beiindet sich an einem besonderen Stative Uber dem Ociilare, ist um seine Axe drehbar 
uud so au seinem Stative befestigt, dass er mittelst eines Armes vom Ocular weg und wieder in richtiger 
Orientirung Uber das Ocular hingetührt werden kann. Es Hesse sich der Analysatorträger gewiss auch leicht 
um Stative des Mikroskopes selbst so aubringen, dass er angesteckt und wieder entfernt werden könnte, je 
“uch Bedarf. 
' lllicr liau, (Jiiuta-action iitiil liuiervatiou der qiiergestreifteu Miiskellasorn. Separatabür. d. inteniat. med. Congresses in 
^"P«“hagen, 1884, S. 5. 
