vypočítati kapacitu elektrometru 
% 
Jak již nahoře bylo poznamenáno, lze velmi snadno upraviti tuto 
methodu na jistý druh methody nullové: stačí jen měniti napětí Vb tak 
dlouho, až nabitý elektrometr při spojení s kondensátorem svoji výchylku 
nezmění; pak 
.. ' 
a tedy dále: 
V oněch případech, kdy kapacita elektrometru se značně mění s vý¬ 
chylkou, nutno také * určovati pro tu výchylku, pro níž měříme kapa¬ 
citu y, t. j. voliti F tak, aby 
pak jest 
v = 
cV = xv v 
takže konečně dostáváme pro kapacitu elektrometru: 
V — Vb 
r = c----—. 
Jako illustrace popsané methody budiž uvedeno jediio z četných 
měření*) kapacity lístkového elektroskopu Elster-Gei tělová, škála dělená 
po y 2 millimetrech upravena byla známým způsobem; odečítání výchylek 
lístků dálo se asi 3 m vzdáleným odečítacím dalekohledem, čímž byla 
parallaxa dokonale odstraněna. Batterie olověných akkumulátorů, k nimž 
připojen jeden Edisonův akkumulátor o napětí asi 1 Volt, dovolovala 
reahsovati s dostatečnou přesností každé žádané napětí, jež odečítáno 
na precisním voltmetru fy Weston; škála voltmetru dělená na 150 dílů 
odpovídá 300 Voltům. 
Kapacita byla poslední modifikací popsané methody určována 
pro různé polohy lístků. Poněvadž při některých měřeních se ukázalo, že 
graduační křivky stanovené před měřením kapacity pro všechny body 
a po něm nesouhlasí spolu tak, jak jest pro přesné určení kapacity nutno, 
postupováno při měření tím způsobem, že vždy nejprve stanoveno napětí 
způsobující výchylku lístků, pro niž chceme kapacitu stanovití, potom 
provedena měření kapacit % a y pro tuto výchylku, konečně graduace 
*) Při měření výhodnější jest nabiti nejprve elektrometr, pak teprve konden¬ 
sátor. Tím zmenší se chyby zaviněné nedostatečnou isolací. 
*) Při prováděni těchto měření, jimiž měla se dokázat!upotřebitelnost methody 
k určování malých kapacit elektrometrů, pomáhala mi sl. FhC. M. Kuthanová, 
začež jsem jí zavázán vřelým díkem. 
XLIV. 
