9 - 
ohmios; el opuesto es la resistencia que se busca; los otros dos lados del parale- 
lógramo lo forman una resistencia fija de 10 ohmios y una resistencia variable de 
Terremetro. —Aparato para medirla resistencia de la torca de tierra de un pararrayos. 
corredera de 0'03 á 10 ohmios. Se comprende que usando esta última puede to¬ 
marse bien una resistencia de 0T á 20 ohmios. 
Si bien en las ciudades no son necesarias tomas de tierra auxiliares de gran 
resistencia relativa, porque para ello sirven las cañerías de gas y de agua, en los 
pueblos, en los campos, á veces hay que usar los piquéis militares de tierra, que 
presentan resistencias mayores, y en este caso hay que modificar el paralelógra- 
mo cambiando la resistendia fija de 10 por la de 50 ohmios. 
El que trabaja fuera del laboratorio eléctrico y ha tomado resistencias, sabe 
bien lo engorroso que es el empleo del galvanómetro y de las pilas. Teniendo 
en cuenta esto, hemos escogido una brújula-galvanómetro que, tal como se vende, 
no es muy sensible; pero cambiando el sitio del arrollamiento y aumentando la lon¬ 
gitud del hilo, le hemos aumentado de 15 veces su sensibilidad, dándonos ahora 70 
micro-amperios para el primer grado. 
Los que hemos trabajado bastante en el campo, sabemos la dificultad del 
transporte de las pilas. Las pilas secas son un juguete; á lo mejor no funcionan; 
las semi-húmedas con mucha facilidad ensucian, si es que no sale el poco líquido 
que contienen. Ante estas dificultades la práctica me ha hecho adoptar la pila 
que presento, la cual, los que no trabajan mucho, encontrarán de forma poco es¬ 
tética, pero no obsta para que sea de gran utilidad. Consiste en un pequeño frasco 
de tres bocas, que cuando no funciona, sólo contiene disolución de bicromato de 
?15 
