— 5 — 
del agua del pozo á una altura que lo levanta, y continúa subiendo este flotador 
F aumentando la corriente ó avenida del río; el arrollamiento de la cuerda c en 
la garganta de su polea tiene lugar por el contrapeso p '. Cuando sube el flota¬ 
dor, sube el depósito D', pues que las dos poleas en que se arrollan las cuerdas 
de éstos, giran en el mismo sentido. Hallándose fijos y aislados por soportes de 
porcelana los extremos de los dos hilos de transmisión, los dos hilos de platino 
inmergen en el mercurio tanto más, cuanto más sube el depósito D' que lo con¬ 
tiene, y por lo tanto, es mayor la crecida del río. Se comprende que cuanto más 
inmerjan estos hilos de platino, formando el mercurio un puente, el circuito es 
más corto y la corriente eléctrica que pase por ellos encontrará menos resistencia. 
Para conocer la altura del agua en el río con esta instalación hay dos pro¬ 
cedimientos. El primero consiste en examinar la desviación de la aguja del gal¬ 
vanómetro que será de cuadro movible y á periódico: cuanto más se desvíe mayor 
será la crecida del río. El segundo consiste en poner en silencio el galvanómetro, 
disminuyendo la resistencia ó rama D C del puente de Wheatstone: cuanto más 
deba disminuirse esta resistencia, mayor será la avenida del río. 
En el primer procedimiento, se inmergen los hilos de platino i i' en un depó¬ 
sito de mercurio D', de manera que solo inmerjan sus puntos y así queda esta¬ 
blecido el circuito entre los hilos. Hallándose el puente en equilibrio, por ser 
construcción A B—B C y A D=D C, se comprende que subiendo más ó menos 
el depósito de mercurio D' de la estación transmisora disminuirá la resistencia 
del lado A D del paralelógramo, habrá desequilibrio en el puente, parte de la 
corriente pasa por el galvanómetro G, y la aguja se mueve. Fácil será graduar 
por tanteos la escala del galvanómetro que debe indicar las diferentes alturas 
del río; cuando principia á moverse la aguja, que es cuando el río tiene la altura 
necesaria para mover el flotador, ó lo que es lo mismo, cuando principia el peli¬ 
gro, si es por ejemplo á 4 metros, pondremos 4; se hace subir el flotador un 
metro más y en el punto que queda quieta la aguja del galvanómetro se marca 5; 
se sube un metro más anotando 6 y así sucesivamente. Si el galvanómetro es 
demasiado sensible se le unta, ó se aumenta el diámetro de los hilos de platino. 
El segundo procedimiento consiste en inmergir en el depósito Wde mercu¬ 
rio de la estación receptora, los hilos de platino i'" z lv que están fijos en una es¬ 
cala métrica de un cuerpo no conductor. El número de decímetros que haya sido 
necesario inmergir para poner en silencio el galvanómetro, serán los decímetros 
que han inmergido en la estación transmisora los hilos de platino i'i\ y como cada 
decímetro equivale á un metro de elevación del agua del río, debido á la relación 
del diámetro de las poleas de 1 á 10, por cada decímetro que inmerjamos en el 
mercurio los hilos de platino i lV i'" de la estación receptora, nos dirá que el agua 
del río tiene un metro más sobre la altura necesaria para principiar á mover el 
flotador. 
Esta medición se deduce de las leyes de Kirschoff, y de las cuales es una 
aplicación el puente de Wheatstone. Si suponemos G en función de /tendremos 
23 
