— 17 — 
Un Reductor ó Shunt, es una resistencia r t (fig. 4) que se coloca en paralelo 
con la resistencia interna r 2 de un aparato galvanométrico 
de precisión, para reducir el valor ¿ 3 de la corriente que circula 
á su través, á una fracción determinada de la corriente prin¬ 
cipal I. 
Aplicando las leyes de Kirchohff, se demuestra que la 
corriente z, que pasa por el galvanómetro es igual á la co¬ 
rriente principal / multiplicada por un quebrado cuyo nume¬ 
rador es la resistencia r i del Shunt, y el denominador, es 
esta misma resistencia sumada con la resistencia interna 
del aparato. 
^ (Fig. 4) 
Zt = / 
U d ~Tx 
Si se quiere que *, sea igual, supongamos, á la centésima parte de /, 
haremos 
r l r, 1 00 
en cuyo caso resultará 
99 r i — 
es decir, que la resistencia r, del Shunt tendrá que ser 99 veces más pequeña que 
la resistencia del galvanómetro. 
Veamos ahora si con el empleo de las conductancias la resolución se presen¬ 
ta más sencilla y también más general. 
Las conductancias c l y c, del Shunt y del galvanómetro son 
1 1 
si á nosotros nos interesa que la corriente i\ sea 99 veces más grande que z',, ó lo 
que es lo mismo, que la corriente que pase por el galvanómetro sea una centési¬ 
ma parte de la corriente principal, construiremos el Shunt de manera que su con¬ 
ductancia sea 99 veces mayor que la del galvanómetro, y por consiguiente 
la resistencia del primero tendrá que ser 99 veces más pequeña que la de este 
último. 
335 
