ESTADÍSTICA SISMOLÓGICA DE 1907, EN BARCELONA 
(observatorio fabra) 
por el Académico 
D. José Comas Solá 
Sesión del día 29 de febrero de 1908 
Durante todo el año 1907, ha funcionado regularmente y sin interrupción el 
microsismógrafo de tres componentes de Vicentini. Los elementos del mismo no 
han sido alterados, por manera que subsisten iguales á los que comuniqué á esta 
Academia en 1906, á raiz de su funcionamiento. El sismocopío eléctrico no ha 
correspondido á nuestras esperanzas, á consecuencia, principalmente, de la ines¬ 
tabilidad del potencial eléctrico de la corriente suministrada por la Compañía del 
Tibidabo, defecto sumamente perjudicial, no sólo para el mencionado aparato, 
sino para las lamparillas de iluminación de campo, de hilos y de las divisiones del 
círculo meridiano y del ecuatorial. 
El sismógrafo de Agamennone, debido á su menor sensibilidad, y á escribir 
con tinta sobre papel blanco, ha sido, como es de suponer, de relativo poco 
rendimiento; no obstante, su funcionamiento es perfecto. En agosto de 1907, 
entró en funciones regulares el microsismometrógrafo de Cancani, cuyos ele¬ 
mentos son también los mismos que oportunamente comuniqué. Sus resultados 
han sido importantes, pudiéndose afirmar que este aparato es, dentro del género, 
por lo menos en mi opinión, uno de los mejor ideados. Entre otras, presenta la 
gran ventaja de no adquirir apenas movimiento propio pendular, además de ser 
de gran sencillez y de fácil manejo y rectificación. 
Y estos resultados han sido aún mejorados, modificando el sistema de escri¬ 
bir el tiempo, conforme se ha practicado en el Observatorio Fabra por el señor 
Besses, bajo mi dirección. 
Esta modificación ha consistido en sustituir el levantamiento de los estiletes, 
(en cuyo caso la hora quedaba marcada por una solución de continuidad en la 
línea, procedimiento que resultaba poco práctico, pues esta solución de continui¬ 
dad era apenas visible), por un sistema de doble pluma que recibiendo automáti¬ 
camente un golpe en el momento determinado marca un trazo de mayor espesor 
durante un instante, trazo que es perfectamente visible. El microsismometró¬ 
grafo de Cancani me permitió calcular con mayor precisión que el Vicentini la 
distancia epicentral del violento terremoto del Turkestán ocurrido el mes de oc¬ 
tubre, apoyándome como de costumbre en las fórmulas de Omori y de Laskas, 
de excelentes resultados para epicentros lejanos. 
505 
MEMORIAS.—TOMO VI. 
74 
