— 4 — 
De los resultados obtenidos hasta el presente, deduzco que el microsismó- 
grafo de Vicentini es de relativa poca sensibilidad, aunque muy suficiente, para 
los terremotos muy lejanos, y de mucha sensibilidad para los próximos y locales. 
En resumen, el Vicentini se adapta á todas las distancias epicentrales, y por 
consiguiente es un aparato muy práctico y muy recomendable. El microsismo- 
metrógrafo de Cancani es relativamente poco sensible para los movimientos lo¬ 
cales, pero lo es mucho para ciertos barosismos, pulsaciones y desviaciones de la 
vertical y para los desastrosos movimientos cuyo epicentro se encuentra de 4 á 6 
mil kilómetros de distancia del Observatorio. 
A continuación siguen los elementos de dichos aparatos durante el año 1907. 
ELEMENTOS DE LOS SISMÓGRAFOS EN SERVICIO 
Microsismógrafo de Vicentini 
Longitud de la plomada. l m 20 
Peso de la masa de plomo. 100 kg. 
Amplificación de la comp. horizontal EW. . 75 veces. 
Amplificación de la comp. horizontal NS. . 82 veces. 
Longitud de la barra horizontal. l m 28 
Peso de la masa de plomo. 50 kg. 
Amplificación de la comp. vertical .... 158 veces. 
Velocidad del papel. 30 cm por hora. 
Microsismometrógrafo de Cancani 
Longitud de la plomada. 3 m 60 
Peso de la masa de plomo. 220 kg. 
Amplificación de ambas comp. horizontales . 17, 3 veces. 
Velocidad del papel. 2 m 20 por hora. 
Microsismógrafo de Agamennone 
Longitud de la plomada. 3 m 44 
Peso de la masa de plomo. 200 kg. 
Amplificación de ambas comp. 10, 3 
Velocidad del papel.. . 35 cm por hora. 
Durante el año 1907, se han registrado en el Observatorio Fabra 8 terremo¬ 
tos desastrosos lejanos, pudiéndose identificar los epicentros de los del 4 de enero 
(isla de Ceylan); 14 de enero (Kingston); 16 de abril (México) y 21 de octubre 
(Turkestán). Los demás, han tenido el epicentro seguramente en el mar ó en 
506 
