ESTADÍSTICA SISMOLÓGICA DE 1910 
Observatorio Fabra (Barcelona) 
¿>or el académico numerario 
D. José Comas Solá 
(Cuarto año completo de observaciones) 
Sesión del día 31 de enero de 1911 
Durante el año 1910 han funcionado los siguientes sismógrafos: 
Microsismógrafo de Vicentini 
Longitud de la plomada. 1,20 metros. 
Peso de la masa. 100 kgs. 
Amplificación de la comp. horizontal EW. 75 veces. 
Amplificación de la comp. horizontal NS. 82 veces. 
Longitud de la barra horizontal. 1,28 metros. 
Peso de la masa. 50 kgs. 
Amplificación de la comp. vertical. 158 veces. 
Velocidad del papel (ahumado). 30 cm por hora. 
Microsismometróg.rafo de Agamennone 
Período de una oscilación completa. 3 S , 7 - 
Peso de la masa. 520 kgs. 
Amplificación inscriptora en ambas comp. 100 veces aprox. 
Direcciones de las componentes. NE.-SW. y SE.-NW. 
Inscripción con tinta. 
Desde el principio del año hasta el i.° de julio, ha funcionado el microsis¬ 
mometrógrafo de Cancani, de conformidad con los siguientes elementos: 
Longitud de la plomada. 3,60 metros. 
Peso de la masa. 200 kgs. 
Amplificación de ambas comp. horizontales. 17 veces. 
Velocidad del papel. 2,20 metros por hora. 
Direcciones de las componentes. NE.-SW. y SE.-NW. 
MEMORIAS.—TOMO VIJI, 541 30 
