141 
Vertheilung der erdmagnetischen Kraft in Österreich-Ungarn. 
Das Fernrohr ist rechtwinklig gebrochen und besitzt eine Objectivlinsc von 4 Cm. An jener Seite der 
horizontalen Axe, die durchbohrt ist und das Ocular trägt, ist der Verticalkreis von 18 Cm. befestigt, an 
welchem ebenfalls mittelst Nonien direct 20" abgelesen werden können. Die Nonien sind mit der Libelle 
fest verbunden und können sammt derselben durch eine Mikrometerschraube verstellt werden. Am andern 
Ende der Fernrohraxe befindet sich ein Gegengewicht mit der Klemmung und Feinbewegung für die Axe. 
Diejenigen Stellen der Fernrohraxe, welche auf den Lagern ruhen, sind mit Stahlringen umgeben, die einen 
fast genau gleichen Durchmesser besitzen. Auf diesen Stahlringen hängt mittelst zweier Haken die Libelle, 
an der jede Verschiebung der Axe aus der Horizontal-Lage abgelesen werden kann. Am Ocular-Ende 
des Fernrohres ist ein Stahlprisma parallel der Axe befestigt, welches in einen Schlitz des Ocular-Rohres 
passt und dadurch eine Verschiebung des Oculares ermöglicht. Sowohl zur Fixirung der richtigen Stellung 
als auch zur Drehung des Oculares um die Axe dienen zwei Stahlschrauben, deren Mutter mit dem Ocular- 
Rohr fest verbunden sind, und welche auf.das Stahlprisma drücken. Das Ocular ist mit einem Horizontal- 
und sieben Vertical-Fäden versehen, die so angeordnet sind, dass je ein Faden rechts und links im gleichen 
Abstande vom Mittelfaden liegt, während je zwei Fäden auf beiden Seiten des Mittelfadens etwas weiter 
von demselben abstehen. Die Fadenplatte lässt sich durch vier Stahlschrauben verstellen. Das Ocular 
kann parallel dem Horizontalfaden verschoben werden. 
Der magnetische Reisetheodolit wurde in der mechanischen Werkstätte von Lamont hergestellt 
und besitzt einen Kreis von 12cm Durchmesser. Seine jetzige Form unterscheidet sich von der Original- 
Construction nur dadurch, dass statt der Punkttheilung mit Mikroskopen eine Nonien-Ablesung mit Lupen 
(directe Lesung 0 ! 5) angebracht worden ist, und dass zur Declinationsmessung ein etwas bequemeres Ge¬ 
häuse verwendet wird. 
Die Schwingungen der 10- 2 cm langen und an den Enden zugespitzten Magnete werden auf einer Grad- 
thcilung mittels einer Lupe beobachtet. Bei den Ablenkungen wird die Lage des Ablenkungsmagnets 
dadurch fixirt, dass er, in einem Ausschnitte der Schiene liegend, mit seinem der Instrumentenmitte zuge¬ 
kehrten Ende anstösst. Der freie Magnet muss vor Beginn der Ablenkungsbeobachtungen in dieselbe Hori¬ 
zontalebene gebracht werden, in welcher der Ablenkungsmagnet liegt, was leicht durch Heben oder 
Senl <en geschehen kann. 
Das Inclinatorium entstammt ebenfalls der mechanischen Werkstätte von E. Schneider und bildet 
einen Bestandtheil des in den siebziger Jahren für die k.k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagne¬ 
tismus hergestellten astronomisch-magnetischen Uni versal-I nstrumentes, dessen Bestandtheil 
auch das vorhin beschriebene Universale ist. 
Es lässt sich nämlich auf die Alhidade des Horizontalkreises statt der Platte mit den Fernrohrträgern 
das Inclinationsgehäuse aufschrauben und bildet dann in Verbindung mit dem Horizontalkreise ein Inclina- 
torium. Das Gehäuse ist aus Messing und seine rückwärtige Wand bildet ein mit einer runden, matten 
Glasscheibe versehenes Thürchen. An der Vorderseite ist wie üblich der Verticalkreis mit den Mikroskopen 
und Nonien angebracht, an welchen direct 1' abgelesen wird. 
Die beiden Nadeln dieses Instrumentes sind von Dover in London hergestellt worden und zwar kurze 
Zeit vor Beginn der magnetischen Aufnahme. Ihre Ausführung ist bei Weitem nicht so gut, wie man sie 
sonst bei den Nadeln dieser berühmten Firma findet. 
Die Taschenchronometer Dent und Arway sind ziemlich alt, insbesondere gilt dies von Dent, 
der schon von Kreil bei seinen Messungen verwendet worden ist. Es mag dies hier hervorgehoben 
werden, damit die später mitgetheilten, unregelmässigen Werthe des täglichen Ganges erklärlich 
erscheinen. 
