147 
Vertheilung der erdmagnetisclten Kraß in Österreich-Ungarn. 
Für diesen kleinen Werth von a ist aber die früher erwähnte Correction des Ablenkungswinkels Null; 
sie würde erst bei a = 40' den Betrag von 0 ! 1 erreichen. 
Das Inclinatorium Dover Nr. 1, auf welches alle an den Stationen gemessenen lnclinationswerthe 
reducirt wurden, konnte mit keinem derartigen Instrumente, von dem sicher angenommen werden könnte, 
dass es richtige Werthe liefere, verglichen werden. Es ist aber sicher, dass die vor seiner Absendung an 
die k. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus in Kew ermittelten Correctionen im Laufe der 
Zeit eine nur geringe Änderung erfahren haben, denn Vergleichungen, welche mit einem von der königl. 
Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus in Budapest später bezogenen Instrumente von 
Do wer ausgeführt worden sind, haben nur geringe Unterschiede der beiden Instrumente ergeben. Erst im 
Frühjahre 1894 war ich in der angenehmen Lage, eine Vergleichung des Dover Nr 1 mit einem von Edel¬ 
mann nach der Angabe von H, Wild verfertigten Inductions-Inclinatorium ausführen zu können. Herr 
Prof. G. M. Stanoi'ewitch in Belgrad hat nämlich zum Zwecke einer magnetischen Landesaufnahme in 
Serbien das von Wild angegebene astronomisch-magnetische Reiseinstrument 1 bezogen und mit demselben 
am Observatorium in Wien Messungen ausgeführt, nachdem ich vorher die nöthigen Constanten bestimmt 
habe. Mit dem erwähnten Inductions-Inclinatorium erhielt ich am 14. März 1894 aus sechs Messungen den 
Inclinationswerth J = 63°12 , 5. Am 15. März führte ich mit Dover Nr. 1 Bestimmungen aus (zwei mit 
Nadel 1, drei mit Nadel 2), welche zur Berechnung der Reductionsformel der Lloyd’sehen Wage dienten, 
um aus den am 14. März während der Inclinationsmessungen beobachteten Ständen der Variationsapparate 
die zugehörige Inclination ermitteln zu können. Diese ergab sich J — 63°9 , 8. 
Es war somit: 
Inductions-Inclinatorium . . J = 63°12'5 
Dover Nr. 1 .. .7, = 63 9 • 8 
Differenz. J—J l — 2-7 
Man sicht hieraus, dass das Inclinatorium Dover Nr. 1 Werthe liefert, die sich nur wenig von der 
Wahrheit entfernen. Aus diesem Grunde, und da die Vergleichungen nicht zahlreich genug waren, habe ich 
eine Correction an die mit Dover Nr. 1 erhaltenen Werthe nicht angebracht, sondern alle Inclinations¬ 
messungen auf dasselbe bezogen. 
Es möge mir gestattet sein, an dieser Stelle die grosse Nothwendigkeit von Vergleichungen der 
Instrumente der verschiedenen Observatorien zu betonen, damit auch die erdmagnetischen Werthe Anspruch 
auf Vergleichbarkeit erheben können, wie dies z. B. mit den Längen und Gewichten der Fall ist. Die Noth¬ 
wendigkeit solcher Vergleichungen wird zwar in Fachkreisen allgemein anerkannt, allein man darf sich 
mit der Erkenntniss allein nicht begnügen, sondern sie müssen einmal ernstlich in Angriff genommen 
werden. Der Mangel von solchen Vergleichungen macht sich besonders dann fühlbar, wenn es sich darum 
handelt, aus den in den verschiedenen Staaten gemessenen Daten ein Gesammtbild über die Vertheilung 
der erdmagnetischen Kraft zu erhalten. 
IV. Be ob ach tu ngsmeth öden. 
Das Erste, was ich nach dem Eintreffen an einer Station zu besorgen hatte, war die Aufsuchung eines 
geeigneten Beobachtungsortes. Da ich von jedem zu besuchenden Orte eine Planskizze besass, so wusste 
ich im vorhinein, in welcher Richtung der Beobachtungsort zu suchen sei, um der Eisenbahn auszuweichen. 
Dass das Aufsuchen eines solchen Punktes oft mit Schwierigkeiten verbunden war, habe ich bereits früher 
erwähnt. Um hiebei nicht unnütz Zeit zu verlieren, habe ich beim Magistrat oder Bürgermeisteramte des 
betreffenden Ortes um einen ortskundigen Führer angesucht, der mich auf dem kürzesten Wege nach jenem 
1 heil des Ortes führte, wo ich den Beobachtungspunkt zu finden hoffte. Nachdem ich keinen ständigen 
1 Wild: Instrumente für erdmagnetische Messungen und astronomische Ortsbestimmungen auf Reisen. Rep. für Met, Bd. XVI. 
