Vertheilung der erdmagnetischen Kraft in Österreich-Ungarn. 
Eintritt des 100. Durchganges ermittelt werden. Einige Zeit vor dem so bestimmten Zeitpunkte wurde mit der 
Zählung der Chronometerschläge begonnen und dann abermals jeder dritte Durchgang bis zur 30. Schwin¬ 
gung anfgezeichnet. Aus den Differenzen der in einer Horizontalreihe stehenden Zeiten wurde die Dauer 
einer Schwingung in bekannter Weise abgeleitet. Es ist selbstverständlich, dass am Beginn und am Ende 
einer jeden Schwingungsdauerbestimmung sowohl die Temperatur im Schwingungskästchen als auch der 
Schwingungsbogen abgelesen worden ist. 
Mit jedem der beiden, dem Theodoliten beigegebenen, Magnete wurden je fünf Schwingungsdauer¬ 
bestimmungen unmittelbar nacheinander ausgeführt und gleich gerechnet, um ihre Übereinstimmung sehen 
zu können. 
Die Messungen des Ablenkungswinkels wurden so angeordnet, dass der zur letzten Schwingungs¬ 
dauer zugehörige zuerst und dann alle übrigen in der umgekehrten Reihenfolge bestimmt worden sind, 
wodurch die berechneten Intensitätswerthe nahezu derselben Zeit entsprachen. Es soll nicht unerwähnt 
bleiben, dass- der auf S. 10 besprochene Winkel a von Zeit zu Zeit bestimmt worden ist, um nöthigenfalls 
den Ablenkungswinkel wegen der Fadentorsion corrigiren zu können, was aber nie nothwendig war, da 
die Grösse a stets unter jener Grenze blieb, bei welcher eine solche Correction berücksichtigt werden müsste. 
Es muss noch eines Umstandes gedacht werden, der eine Änderung der Constanten C in den zur 
Intensitätsberechnung benützten Formeln möglicherweise herbeiführen könnte. Bei jenen magnetischen 
Theodoliten, bei denen der freie Magnet einen Glasspiegel trägt, hängt nämlich die Grösse des Ablenkungs¬ 
winkels von der Stellung der Spiegelebene gegen die magnetische Axe des Magnetstabes ab. Der wahre 
Ablenkungswinkel, der bei einem absoluten Instrumente in Rechnung gebracht werden soll, wird nur 
dann erhalten, wenn der Spiegel und die magnetische Axe des Magnetstabes eine solche Lage gegenein¬ 
ander haben, dass in der abgelenkten Lage der Ablenkungsmagnet genau senkrecht gegen den freien 
Magnet steht. Eine Abweichung von dieser Lage bringt je nach ihrer Grösse den Ablenkungswinkel auf 
einen kleineren Werth. Bei den Lamont’schen Reisetheodoliten ist nun immer ein Glasspiegel vorhanden 
und oft ziemlich schlecht mit dem Magnetstabe verbunden, so dass eine Verstellung des Spiegels nicht un¬ 
möglich erscheint. Ist aber eine solche eingetreten, 1 dann erhält man zu kleine Ablenkungswinkel, und es 
wird die mit der früher bestimmten Constanten C berechnete Intensität zu gross erhalten werden müssen. 
Wird der Winkel, um welchen sich der Spiegel gegen die bei der Bestimmung der Constanten C inne¬ 
gehabte Lage gedreht hat, mit w bezeichnet, so müsste in einem solchen Falle statt des beobachteten 
Winkels in die Formel eingesetzt werden: 
sin'/ 
sin cd —-—. 
cosco 
Wollte man aber den beobachteten Winkel cp' benützen, so müsste an die Constante C eine Correction 
angebracht werden, so dass die neue Constante den Werth erhielte: 
C' — C — lg cos <ü. 
Da während der Reisebeobachtungen der freie Magnet an jeder Station wenigstens einmal (vor dem 
Einpacken) fixirt werden muss, so hielt ich es für sehr nothwendig, mich öfters von der unveränderten 
Lage des Spiegels zu überzeugen. Wie dies geschehen kann, sowie über die Art, wie man zu der vorhin 
angeführten Correction gelangt, gedenke ich an einem anderen Orte zu sprechen. Hier genügt es, wenn ich 
anführe, dass während der ganzen Dauer der Messungen keine beachtenswerthe Verstellung des Spiegels 
eingetreten ist, was übrigens auch aus den in den auf einander folgenden Jahren ermittelten Werthen der 
konstanten C ersichtlich ist, da sie während dieser ganzen Zeit fast genau gleich gefunden worden sind. 
Wenn auch der angeführte Fehler bei den in neuerer Zeit construirten Instrumenten nur selten auftreten 
dürfte, so schien es mir doch wichtig auf denselben aufmerksam zu machen und die Nothwendigkeit einer 
hine \eistellung des Spiegels könnte beim hixiren des Magnctstabcs für den Transport leicht verursacht werden, wenn 
der Spiegel nicht fest genug mit dem Magnetstabe verbunden ist. 
