./. Liziiar, 
160 
Oder wenn gesetzt wird 
so folgt: [5'] 
Will man jetzt aus [4S ( /] den Werth erhalten, welcher der Epoche 1890‘0 entspricht, so ist derselbe: 
S 0 = [Sß + (W 0 -W?)+x(T 0 -T) . . .9). 
Oie Werthe W n " (Werthe der erdmagnetischen Elemente in Wien für August 1889 und 1890) sind: 
E poche IJ'I H(( I(j 
August . . . 1889 9°i3 ! 6 2■0628 63 °i8 ! o 
» ... 1890 9 69 2-0634 63 i6•5 
Für die Epoche 1890• 0 wurde das Mittel aus den Jahresmitteln für 1889 und 1890 gebildet, so dass 
lf' () folgende Werthe hat: 
Epoche D 0 H 0 / 0 
Wien . . . 1890-0 9°ii ! i 2-0630 63°I7 ! 2 
Mit den hier mitgetheilten Werthen wurden für sämmtliche Daten der einzelnen Stationen zunächst die 
der Epoche 1890-0 zukommenden Werthe [S 0 ] abgeleitet. Da aber nach dem unter III Gesagten die Hori¬ 
zontalintensität durch den als Normalinstrument angesehenen Lamont I um 0’0040 G.E. zu klein erhalten 
wird, so muss noch an alle Werthe |S 0 ] der Intensität diese Correction und dann noch x (T 0 — T) angebracht 
werden. 
Die für August 1889 und 1890, sowie für 1890’0 angeführten Declinationswerthe von Wien sind um 
3 ! 3 grösser als die vom Observatorium anderweitig publicirten Werthe. Dieser Unterschied entspricht 
einem Azimutfehler, der im Jahre 1872 bei der ersten Bestimmung begangen worden ist, von welchem man 
aber keine Ahnung haben konnte. Die ersten Azimutalmessungen wurden von dem damaligen Adjuncten 
Ferdinand Osnaghi ausgeführt. 1 Er dürfte sich hiezu eines kleinen, von Kreil angeschafften, eisenfreien 
Universals bedient haben, von dem ich aber im Frühjahr 1889 vor Beginn der erdmagnetischen Aufnahme 
die Überzeugung gewonnen habe, dass es aus einer bisher unbekannten Ursache fehlerhafte Werthe der 
Zeit, der Breite und höchst wahrscheinlich auch des Azimuts liefert. Als ich mit dem erwähnten Instru¬ 
mente im Frühjahr 1889 an der Sternwarte des k. u. k. militär-geographischen Instituts einige Zeitbestim¬ 
mungen ausführte, ergab sich, dass die mit demselben erhaltenen Zeiten um viele Secunden (10 s — 18 s ) 
falsch waren. Auch die aus Circum-Meridianhöhen bestimmte Breite erwies sich als unrichtig. Aus diesem 
Grunde musste ich auf die Benützung des sonst sehr netten und handlichen Instrumentes verzichten. Die 
grössten Fehler zeigten die Zeitbestimmungen, und es wäre gewiss schon im Jahre 1872 aufgefallen, wenn 
man damals das Instrument zur Zeitbestimmung verwendet und die erhaltenen Werthe mit den anderweitig 
(etwa an der Sternwarte) bestimmten verglichen hätte. 
Eine Wiederholung der Azimutalbestimmungen wurde von dem k. u. k. Hauptmann Netuschil am 
29. und 30. September 1884 vorgenommen. Die Messungen geschahen mit einem grossen Universale von 
Repsold, wobei der Polarstern beobachtet wurde, weil nur dieser vom Steilpfeiler des magnetischen Häus¬ 
chens sichtbar ist (durch eine Klappe im Dache). Aus diesen Messungen ergab sich das Azimut der bis 
1884 bei den Declinationsbestimmungen verwendeten Mire um 3 ! 3 grösser als es im Jahre 1872 bestimmt 
worden ist. Ich habe die Absicht gehabt, durch mehrere Messungen den richtigen Werth festzustellen, bin 
aber leider bisher nicht dazu gekommen; es soll aber in der allernächsten Zeit geschehen. Zwei Bestim¬ 
mungen, die ich am Vormittag des 10. September 1894 ausgeführt habe, geben für das Azimut einen Werth, 
welcher von dem im Jahre 1884 ermittelten um 46" abweicht. Da der Werth vom Jahre 1884 aus sehr sorg- 
£ I 
w 
Sß,s== \w-. 
= S+(W'J—W) — S+W"—[N+a 0] . . .8). 
1 Die Beobachtungen sind leider nicht aufzufinden. 
