182 
J. Liznar, 
Horizontal-Intensität. 
Am Morgen des 17. Juli war eine bedeutende Störung, welche sich besonders in den beobachteten 
Schwingungsdauern kenntlich macht. Ich habe deshalb mit Magnet 1, bei welchem die ermittelten 
Schwingungsdauern ziemlich stark differiren, auch Nachmittags den Werth derselben bestimmt, wo die 
Störung nicht mehr so heftig war wie am Morgen zur Zeit der ersten Messungen. 
Datum 
Zeit 
Magnet 
T 
cp 
k 
Ordinate 
H 
17. Juli 1889. 
23 h 3'" 
I 
5'°545 
25 ° 4 i' 8” 
I 3-7 
I 4’3 
44-8 
1-9699 
17 - » ». 
23 19 
I 
5.0592 
25 45 55 
14*0 
14-4 
40*2 
1 '9653 
17 - » ». 
23 35 
I 
5.0608 
25 43 42 
I 3-9 
14-3 
35'6 
1•9660 
17 - - *. 
23 50 
I 
5.0636 
25 42 15 
13 ’O 
14 • O 
29-5 
1'9655 
* 7 - » *. 
0 4 
1 
5.0729 
25 41 8 
13-1 
14-4 
28 - 2 
1-9625 
1 7 - - . 
22 20 
2 
4.2294 
39 2 36 
14-3 
i4 # o 
32-8 
1-9688 
17 - * *. 
22 35 
2 
4.2297 
39 4 55 
15-0 
13-3 
41 • 1 
1'9686 
« 7 - » *. 
22 50 
2 
4.2304 
39 7 57 
15-2 
13-4 
39'7 
1 9673 
17- * . 
23 55 
2 
4-2314 
39 1 2 i 
15-7 
15-8 
37’2 
1 9681 
< 7 - > -. 
0 6 
2 
4 2318 
39 3 9 
15-7 
15-4 
37 '° 
1-9675 
' 7 - * *. 
2 57 
I 
5-0699 
25 41 8 
15-5 
14-3 
3 2 '5 
1-9646 
17 - » -. 
3 19 
I 
5-0672 
25 45 55 
16-0 
14-4 
3°'5 
1'9629 
i 7 - » *. 
3 33 
I 
5'0661 
25 43 42 
16-3 
14-3 
3°'5 
1'9648 
Zur Berechnung der drei letzten Intensitätswerthe sind die ersten drei Ablenkungswinkel verwendet 
worden. 
Nach der Reduction auf 1890-0 ergeben sich für die beiden Magnete folgende Werthe der Intensität; 
Magnet Horizontal-Intensität Mittel 
1 i ■ 9697 fgftyo 1-9696 1'9717 1-9692 1-9695 1-9686 1-9705 1-9695 
2 1-9739 19700 1-9692 1-9711 1-9706 — — — 1-9709 
Somit ist: Plan :[#„]= 1-9702 ) für l8g0 . 0 
Wien ‘. H'f — 2 0630 j 
Plan—Wien = —0-0928 
Instr-Corr. = 0-0040 
x ( T 0 — T )= o-oooi 
Plan: H n — 1-9743 für 1890-0 
Die auf 1890-0 reducirten Einzelnwerthe stimmen hier begreiflicher weise viel schlechter überein, 
als dies bei den vorhergehenden Stationen der Fall ist, da die Abmessung der Ordinaten bei einer raschen 
Änderung nicht mit solcher Sicherheit erfolgen kann als bei ruhigem Gange. 
Es dürfte aber auch der während der Beobachtung herrschende Wind einen Einfluss auf das Resultat 
haben, denn einerseits wurde durch denselben der Schwingungsmagnet in verticale Schwingungen gebracht, 
wodurch das Beobachten sehr erschwert war, anderseits konnte die Einstellung auf das Spiegelbild bei den 
Ablenkungen nicht mit vollkommener Schärfe gemacht werden, weil die freie Nadel trotz des Einschlusses 
ziemlich unregelmässig schwankte. 
Inclination. 
Die Messungen der Inclination sind am 15. und 16. Juli gemacht worden. Am 15. habe ich vier 
Messungen mit Nadel 2 ausgeführt, musste aber des heftigen Regens wegen die weitere Beobachtung auf¬ 
geben. Am 1(5. Morgens hat es nach der Aufstellung des Instrumentes zu regnen angefangen; da aber der 
Wind schwächer war, so konnte der Schirm aufgestellt werden. Nach circa 20 Minuten hörte der Regen 
auf, dafür verstärkte sich der Wind bis zum Sturme. Die Einflüsse dieser ungünstigen Witterung haben die 
Resultate der Messung stark beeinflusst, wie dies am besten aus der Zusammenstellung der Inclinations- 
werthe ersichtlich ist. 
Datum 
i Zeit 
Nadel 
Inclin. 
Datum 
Zeit 
Nadel 
Inclin. 
15. Juli 
1889 .... 
2 
64 ° 49 ! 5 
16. Juli 1889. 
20 h 5O m 
1 
6 4 °66 ! 5 
15 . » 
2 
54 '1 
l6. » ». 
21 18 
I 
56-9 
1 5 * * 
2 
49-0 
l6. » ». 
21 42 
I 
58-4 
• 5 - * 
2 
54'5 
l6. » ». 
22 4 
I 
58 ' 1 
2 
56- 2 
l6. » » . 
22 27 
I 
53 -8 
