48 
Konrad Nattercr , 
in Fig. 5 der Tafel VI abgebildete Belknap-Loth drang mit einer Eisenkugel von 27 kg belastet in den 
Meeresgrund ein, wobei sich sein beiderseits durch Ventile verschliessbares Messingrohr zum Theil mit 
Grundprobe, fast immer lehmartigem Schlamme füllte. Wenn das untere Ventil beim Heraufziehen des 
Apparates an sich schloss oder durch lehmartigen Schlamm verstopft war, konnte ein Ausfliessen von 
Wasser aus dem Rohre nicht stattfinden. Bei sandigem Grunde kam es einigemale vor, dass Sandkörnchen 
im unteren Ventile gelagert blieben, also ein Schliessen des Ventiles hinderten, was sich daran zeigte, dass 
beim Überbordholen des Apparates etwas Wasser ausfloss. Wegen der ausschliesslichen Verwendung des 
4’5 mm starken Drahtseiles während der Untersuchung des Marmara-Meeres war eine Entlastung des 
eigentlichen Lothes beim Heraufziehen desselben nicht nothwendig. (Bei Verwendung von Draht erzielt 
man diese Entlastung durch eine automatische Auslösung der gusseisernen Kugel auf dem Meeresgründe.) 
Es wurde also die gusseiserne Kugel durch eine Schnur mit dem Lothe verknüpft. Um eine vollständigere 
Verdrängung des beim Anlangen des Apparates am Meeresgründe im Rohre befindlichen, zumeist aus der 
obersten Meeresschicht stammenden Wassers zu erreichen, wurde der Apparat ein paarmal gehoben und 
wieder auf, beziehungsweise in den Meeresgrund fallen gelassen. Es wurde so eine grössere Menge des 
lehmartigen oder sandigen Schlammes und damit auch eine grössere Menge des in diesem Grundschlamme 
vorhandenen Wassers in das Messingrohr des Belknap-Lothes hineingepresst. Nach dem Heraufholen 
wurde die Eisenkugel abgebunden, das untere Ende des Rohres über ein Glasgefäss gehalten, hierauf 
zuerst das obere Ventil gelüftet, dann mit dem Finger das untere Ventil eingestossen, so dass der breiige 
Inhalt des Rohres herausfliessen konnte. Zuletzt wurde das Messingrohr in der Mitte auseinandergeschraubt 
und vollkommen entleert. 
Was die Femperaturmessungen betrifft, so kamen dieselben an der Meeresoberfläche sowie infiund 
10«? Tiefe in der Art zur Ausführung, dass in die, mit Kübel oder Flasche unter Beobachtung der oben 
erwähnten Vorsichtsmassregeln geschöpften Wasserproben sofort nach dem Heraufholen ein mit sehr kleiner 
Quecksilberkammer versehenes und deshalb sehr empfindliches Thermometer eingesenkt wurde. Für die 
Tiefen des Marmara-Meeres wurde von der Verwendung der sonst so bequemen Maximum- und Minimum¬ 
thermometer abgesehen, weil bei der eigentümlichen Gestaltung des Bodenreliefs unter der Annahme einer 
Bewegung der gesammten Wassermasse wenigstens stellenweise ein Übereinandergeschobenwerden ver¬ 
schieden schwerer und verschieden warmer Wasserschichten zu erwarten war. Auch der Umstand, dass die 
Untersuchung des Marmara-Meeres im Mai stattfand, also zu einer Zeit, in welcher die für die Sommer¬ 
monate in manchen abgeschlossenen Meeren, wie im Mittelländischen Meere, charakteristische constante 
Abnahme der Femperatur von oben nach unten sich noch nicht voll eingestellt haben kann, musste von der 
Verwendung von Maximum- und Minimumthermometern abhalten. Endlich war an die Möglichkeit zu 
denken, dass, sowie im Schwarzen Meere in der warmen Jahreszeit, die Temperatur bis zu einer gewissen 
I iefe abnimmt und dann bis in die grössten Tiefen wieder zunimmt. Es musste also ein Apparat verwendet 
werden, mittelst welchen die Temperatur in jeder beliebigen Wasserschicht bestimmt werden kann, unab¬ 
hängig von den Temperaturen der darüber befindlichen Wasserschichten, durch welche sich der Apparat 
beim Versenken und Emporholen bewegt. Dieser Anforderung leistet das auf Tafel VII, Fig. 1, abgebildete 
1 iefseethermometer von Negretti und Zambra in London Genüge. Dasselbe ist ein Umkehrthermometer, 
bei welchem durch das in der gewünschten Tiefe erfolgende Umkehren des Thermometerrohres ein Reissen 
des Quecksilberfadens bewirkt wird. Beim Versenken des Thermometers befindet sich die cylinderförmige 
Quecksilberkammer unterhalb der engen, starkwandigen Thermometerröhre. Die Quecksilberkammer des 
Thermometers ist in der bei Tiefseethermometern üblichen Weise von einer luftdicht schliessenden, eva- 
cuirten Glashülle umgeben, um zu verhindern, dass beim Versenken in die Meerestiefe durch den Wasser¬ 
druck die Quecksilberkammer verkleinert, und so der Quecksilberstand in der Thermometerröhre erhöht wird. 
Diese Hülle ist zum Theile mit Quecksilber gefüllt, damit der Wärmeausgleich zwischen dem Meerwasser 
und der Quecksilberkammer des Thermometers beim Versenken des Apparates und beim Verweilen desselben 
in der gewünschten Meerestiefe rascher erfolgen kann. Oberhalb der Quecksilberkammer ist die Thermo¬ 
meterröhre an einer Stelle zuerst zu einer ganz feinen Capillare verengt, dann etwas erweitert, hierauf wieder 
