MEDIDAS MICROMÉTRICAS DE 156 ESTRELLAS MÚLTIPLES 
por el Académico 
Sr. D. José Comas y SolA 
Trabajo leído en la Junta general del día 19 de marzo de 1901 
El Catálogo de medidas nicrométricas de estrellas múltiples que tengo el 
honor de presentar á esta Real Academia ha sido llevado á término en diferentes 
etapas. La primera corresponde á la segunda mitad de 1897; la segunda á la 
primera mitad de 1898; la tercera al final de 1898 y principios de 1899; y la 
cuarta á la segunda mitad de 1899. Las tres primeras series fueron efectuadas 
en el Observatorio astronómico privado de San Feliu de Guixols, del cual es 
Director propietario D. Rafael Patxot, y la última en mi Observatorio particu¬ 
lar de Barcelona. El instrumento usado en San Feliu fué un ecuatorial doble 
Mailhat de 20 centímetros de abertura. El micrómetro de este instrumentro es 
de hilos múltiples de araña que se proyectan sobre campo brillante, circunstan¬ 
cia que imposibilita la observación de estrellas dobles de componentes muy 
débiles. El valor angular del paso de rosca, después de repetidas observaciones 
de pasos de estrellas ecuatoriales, resultó ser igual á 0."96339 X 60. La mayor 
parte de las medidas en todas las series fué efectuada por dobles distancias ó por 
el método de repetición de Struve, sirviéndome de diferentes hilos á fin de anu¬ 
lar, en la media aritmética de las lecturas, las irregularidades del paso de rosca, 
irregularidades que, por lo demás, pude comprobar que eran pequeñísimas. 
Cuando ha habido lugar, los ángulos de posición y las distancias han sido 
corregidas de la refracción diferencial. Siempre he procurado, á fin de uniformar 
cuando menos la ecuación personal, que la línea de unión de las dos estrellas 
fuese paralela á la posición de mis ojos. Cuando las componentes han sido muy 
próximas (menos de 1") ó muy débiles he obtenido el ángulo de posición por 
paralelismo á los hilos. Tanto para los ángulos como para las distancias, los 
movimientos de los hilos los he efectuado en todos sentidos, pero en cada obser¬ 
vación aislada el movimiento de los hilos ha sido en un solo sentido al objeto de 
precaver todo tiempo perdido del paso de rosca. En todas las observaciones he 
adoptado tres pesos: 1, 2 y 3, correspondientes respectivamente á malas, regu¬ 
lares y buenas imágenes. Todas las medias aritméticas han sido calculadas en 
consideración á los pesos asignados á las observaciones. 
El instrumento empleado en la cuarta serie ha sido mi ecuatorial Grubb 
de 152 mm de abertura. El micrómetro de este instrumento tiene iluminación del 
MEMORIAS.—TOMO IV. 53 10 
