— 15 
nómetros de primera; otros 30 calificados de buenos y los restantes solamente 
aceptables; y habiendo algunos de ellos que antes de dar buen resultado eran la 
desesperación de los artistas, que les costaba mucha paciencia y gran trabajo 
encontrar la causa de la perturbación del movimiento. 
He aquí porque en todos los observatorios oficiales se han estudiado fórmu¬ 
las para la clasificación de los cronómetros. 
En Francia se sigue el siguiente procedimiento: Se observa el movimiento á 
cero y á 30 grados centígrados durante dos periodos de 5 días. Luego se observa 
el movimiento con la mitad del muelle motor desarmado, como prueba de isocro¬ 
nismo y por fin se observa el movimiento con el cronómetro inclinado 25° y te¬ 
niendo las XII en la parte inferior; luego las VI, después las III y por fin las IX. 
El número de clasificación se llama N, y es igual á 
A, representa la diferencia de los movimientos extremos con la temperatura 
del ambiente. 
B, es la diferencia máxima de los movimientos sucesivos á esta misma tem¬ 
peratura del ambiente. 
I, es la mayor diferencia del movimiento durante la prueba de isocronismo. 
C y F, representan las mayores diferencias de cada movimiento en alta ó en 
baja temperatura, con los movimientos contiguos observados á la temperatura 
ambiente. 
Estos coeficientes tienen los siguientes límites: 
A<2 S 5;B<1 S ;C<2 S 5;F < 3 s 5; I < 3 s 
Los cronómetros en los que N < 6 S son aceptables; aquéllos en que N <5 S el 
Gobierno los compra por 2100 francos; y cuando N <4 S , el Gobierno concede ade¬ 
más una prima de 1200 francos. 
En Inglaterra la fórmula de clasificación de los relojes es: 
A + 2 B. 
en la que A indica la diferencia entre los movimientos máximo y mínimo, durante 
el período de observación. 
B, representa la mayor diferencia de movimiento en dos decadas consecu¬ 
tivas. 
Los cronómetros se sujetan por decadas á las temperaturas consecutivas de 
5 en 5 grados, desde -{- 5 o á -fi 30° centígrados. 
Un cronómetro se declara muy bueno si A-j-2 B <20 s . Se clasifica como 
bueno si A 2 B < 30 s y solo se considera admisible cuando A -j- 2 B <40 s . 
En Alemania se sigue la fórmula del Doctor Borgen 
A-E2B-LC 
101 
