— 11 - 
hizo sobre una línea magistral de 50 metros, establecida de modo permanente en 
las proximidades de las oficinas de Washington, y medida con toda escrupulosi¬ 
dad por medio de la barra en hielo antes mencionada; y allí mismo se repitió el 
estudio de dichas relaciones, después de la medición de la base, Dividida ésta en 
once secciones, diez de ellas con longitud de un kilómetro, se procedió á la medi¬ 
ción por separado de cada una, y aunque en este caso los termómetros eran inne¬ 
cesarios, se usaron sin embargo, para la comparación entre los resultados obteni¬ 
dos con ellos y sin ellos, la cual puede examinarse en el siguiente cuadro: 
Recapitulación de los resultados obtenidos para la longitud de la base 
1. a medición 
2. a medición 
Promedio 
Por las reglas de acero, 
usando coeficiente de di¬ 
latación . 
11 200 m , 949 0 
11 200 m , 961 2 
11 200 m , 955 1 
Por las reglas de bronce, 
usando coeficiente de di¬ 
latación . 
11 200, 949 1 
11 200, 963 4 
11 200, 956 3 
Por las diferencias en lon¬ 
gitud de las reglas, sin 
usar termómetros. . . 
11 200, 947 2 
11 200, 956 4 
11 200, 951 8 
Promedio general. . . . 
11 200, 954 4 
De estos resultados se dedujo que el aparato dúplex no presentaba ventaja 
especial sobre los otros aparatos de reglas de acero, usados con lecturas termo- 
métricas en mediciones de base anteriores; y en contra exigía trabajo preparato¬ 
rio considerablemente mayor, siendo su única ventaja la supresión del uso de los , 
termómetros. En cuanto á exactitud pueden considerarse ambos iguales, y en el 
caso de Lago Salado el error probable del resultado es pequeñísimo, si se rela¬ 
ciona con la magnitud de la base. 
Queda por considerar la de Versalles medida en el afio de 1897 y líltima de 
las diez bases del arco transcontinental. Para medirla se volvió á emplear la cinta 
de acero de 50 metros, dividiendo previamente la base en 8 secciones que fueron 
medidas individualmente, dos veces unas y cuatro veces otras, generalmente de 
noche y con temperatura casi constante. La cinta se usaba en tensión de 15 kiló- 
gramos, con dos termómetros sujetados á distancia de un metro de cada extremo; 
y las temperaturas se leían inmediatamente después de hacer el contacto. Un mo¬ 
mento antes de hacerlo se suspendía instantáneamente la cinta, ya sometida á 
tensión, por su medianía y por el extremo de avance, con el objeto de evitar re¬ 
tención por rozamiento con las estacas. 
391 
