— 9 — 
hiendo o bajando y en diferentes épocas del año. Aun para los llamados compen¬ 
sados no hay más remedio que formarse para cada barómecio unas tablas de 
corrección empleando el instrumento por el método de substitución, y aun con el 
inconveniente de que dichas tablas varían algo con el tiempo, y sobre todo, cuando 
se usa el barómetro para presiones muy diferentes de aquellas para las que se 
había usado, defecto por otra parte general a todas las mediciones dinamométri- 
cas por medio de resortes, que presentan como una inercia elástica que hace que 
les cueste llegar a ponerse en equilibrio, de modo que con las variaciones, sobre 
todo si son algo rápidas, marchan siempre atrasados en sus indicaciones. Esto, 
y su delicada construcción, hace que un aneroide de precisión sea un instrumento 
de uso tan personal, que sólo el dejarlo a persona no muy cuidadosa sea motivó 
para recelar de sus indicaciones. 
Debe notarse que el nuevo sistema de barómetro que se ha descrito, no tiene 
nada que ver con la disposición empleada en el sistema de construcción de los 
llamados barómetros balanzas, pues en éstos se pesa un tubo barométrico usual 
lleno de mercurio que inmerge en la cubeta, mientras que en el que forma el ob- 1 
jeto de este trabajo, no hay tubo ni mercurio, y lo que la balanza mide, con la 
gran precisión que le es propia, es la presión que ejerce la atmósfera sobre una 
superficie determinada, que es la de la membrana sobre la cual actúa y que la 
balanza mide directamente y aun con el empleo de la disposición indicada en la 
figura 3, ni siquiera balanza se necesita, pues el peso g puede hacerse que equili¬ 
bre directa y exactamente a la presión del aire sobre la membrana. 
Finalmente, no estará por demás insistir sobre la conveniencia y utilidad de 
cambiar la clásica manera de representar la presión atmosférica por la altura de 
una columna de mercurio expresada en milímetros o pulgadas. No hay ninguna 
razón, fuera de la de seguir una costumbre, para no emplear en la medición de la 
presión atmosférica el sistema casi universal de medirla en unidades de peso, por 
unidad de superficie, y no deja de ser extraño que cuando en las aplicaciones de 
la Mecánica a las calderas, máquinas de vapor y otras, se acaba casi de desterrar 
la primitiva manera de contar por atmósferas, substituyéndola por la de contar 
por kilogramos por centímetro cuadrado o por libras por pulgada cuadrada, en 
un punto de carácter tan científico como el de que se trata, se mantenga una mane¬ 
ra de contar que constituye sencillamente una rutina. Esto con tanta más razón] 
cuanto que en el caso presente evaluando la presión en gramos por centímetro 
cuadrado, la evaluación es más precisa, permitiendo además, convencionalmente, 
suprimir algunas cifras, contando sólo números enteros y que empleando frac¬ 
ciones decimales de éstos, son éstas también más exactas, a igual número de ci¬ 
fras decimales, que no empleando fracciones de milímetro de la columna baromé¬ 
trica como actualmente se usa. 
7 
fmwm 
20 JUN. tt)B 
