— 7 
se han indicado estas disposiciones, por no formar parte esencial del sistema que 
se describe y por ser de uso corriente en otros aparatos registradoies, sea que 
se verifiquen por mecanismos de relojería o que además algunos movimientos 
vengan determinados por contactos y corrientes eléctricas. 
La gran ventaja de estas dos disposiciones consiste en el gran aumento de 
sensibilidad que presentan, pues puede darse a la membrana un gran diámetro, con 
lo que se disminuye indefinidamente la influencia de su elasticidad y equilibrada) 
la mayor parte de la presión por el peso directo antes descrito, la balanza sólo 
tiene que medir un resto relativamente pequeño. Así, por ejemplo, una membra¬ 
na b de un decímetro cuadrado de superficie, recibiría una presión normal hacia 
arriba de 103 k. 3 y como las oscilaciones barométricas no llegan la mayor parte 
de ellas a un 5 por 100 de la presión normal, podría darse al peso directo un va¬ 
lor tal, que equilibrara el 95 por 100 de la presión, con lo que la balanza sólo ten¬ 
dría que pesar hasta unos 5 k, y como con este peso puede fácilmente apreciai 
0,05 gr-, resultaría con una sensibilidad aproximadamente de una, dos millonésima 
parte de la presión medida y aun, con el empleo de la disposición indicada en la 
figura 3 en la que puede variarse el peso directo g colocándole encima pesos adi¬ 
cionales, podría llegarse fácilmente, apreciando 0,01 gr., a sensibilidades de una 
diez millonésima. No hay ningún barómetro de gran precisión de los llamados nor¬ 
males que ni de mucho se acerque a esta precisión. Los de mercurio, aun los que 
aprecian una centésima de milímetro, no son sensibles sino a una, setenta y seis, 
milésima de la presión, es decir, trece veces menos sensibles que el últimamente 
citado. La resistencia elástica de la membrana, que es la única fuerza que inter¬ 
viene en la medición, no modifica gran cosa dicha precisión, pues con una relación 
de brazos de palanca tan sólo de uno a diez 0,1 m/m, fácilmente observable soore 
el arco graduado, representaría una flecha de 0,01 m/m en la membrana, cuya 
flecha para la superficie dicha de un decímetro cuadrado, que equivale aproxima¬ 
damente a un diámetro de 113 m/m, para una membrana de latón o cobre valdría 
poco más o menos, según el módulo de elasticidad del metal, unos 0,005 gr., es 
decir, que en vez de una, sería una y media diez millonésima (*). Se comprende 
que aumentando el diámetro de la membrana, podría aumentarse aun la sensibili¬ 
dad, pues el grueso de aquélla no debe aumentarse por servir sólo de cierre y 
bastar con que sea impermeable al aire. La mayor precisión, comparado con el de 
mercurio, resulta en realidad mucho mayor aun si se atiende que en éste existe 
(*) La fuerza total / que, uniformemente repartida sobre una placa circular empotrada por su 
borde, produce una flecha 8, siendo r el radio de la placa o membrana, vale: 
6 ti E h z 
f =-8 
r' L 
siendo h el grueso de la placa y i? su módulo de elasticidad. Tomando 8000 k por milímetro para 
este, 0.02 m/m para el grueso y o.01 m/m para la flecha, la placa de 113 m/m da para f casi exac¬ 
tamente 0,005 gramos. 
5 
