— 6 - 
que suficiente para todos ios casos, lo cual daría al disco o platillo un diámetro Je 
un milímetro menos que el del interior de la cámara. 
Los errores que pueda introducir pues en la medición de la presión, la inexacta 
apreciación de la fuerza elástica de la membrana dependerán pues aproximada¬ 
mente de una corona o anillo circular de sólo medio milímetro de diferencia de 
radios que variarán aproximadamente como el desarrollo de dicho anillo, que es 
proporcional al diámetro, mientras que la fuerza total a medir o sea la presión 
atmosférica varía como el cuadrado. Como esta se mide, como se ha dicno, cas. 
en su totalidad por medio de la balanza, de aquí que el error originado por 
la inexactitud en apreciar la fuerza elástica de la membrana puede disminuirse, 
en principio, indefinidamente aumentando el diámetro de la cámara barométrica. 
Un cálculo aproximado, para un barómetro de bolsillo de i cm. 2 de superfi¬ 
cie de membrana sobre la cual la presión atmosférica vale normalmente 1033 gra¬ 
mos, con las medidas citadas y para una deformación o flecha de o m/m 1 en la 
membrana, la resistencia elástica de ésta vale sólo 1 gr. 06 ó sea un milésimo de la 
fuerza a medir y como el error en apreciar dicha resistencia valdrá naturalmente 
mucho menos que ella, aun apreciándolo en un 10 por 100, el error total sería sólo 
de 0.0001 del total, aproximadamente. 
Entre las varias formas que pueden darse a este nuevo sistema de barómetro, 
una ofrece especial interés por su extraordinaria precisión como barómetro normal 
y por poder conservar dicha gran precisión aun construyéndose como barómetro 
registrador. Consiste ésta, que sólo es aplicable a barómetros fijos, en equilibrar 
directamente la mínima presión atmosférica que el barómetro esté destinado a 
medir, por medio de un peso que actúa directamente sobre la membrana la cual 
recibe la presión atmosférica de abajo hácia arriba ya sea en la forma que indica 
la fig. 2, ya sea en la indicada por la fig. 3. En ambas, a representa la cámara ba¬ 
rométrica, b la membrana metálica, plana u ondulada, que cierra la cámara y so^ 
bre la cual actúa, sea directamente, un gran peso c como en la fig. 2 o bien una pla¬ 
ca c de la que pende el peso g como se indica en la fig. 3 y que en ambos casos equi¬ 
libran directamente la mayor parte de la presión atmosférica. El resto de ésta, se 
equilibra, sea con el peso q sobre el platillo de la balanza y el peso corredizo p so¬ 
bre el brazo e d f de ésta, como indica la fig. 2, sea con pesos colocados directa¬ 
mente sobre el constante g y el peso p corredizo sobre el brazo d e de la balanza 
como indica la fig. 3. En ambas disposiciones las deformaciones de la membrana 
quedan limitadas por los topes h k del extremo del brazo de la balanza que lleva, 
como dichas figuras indican, un índice que sobre un pequeño arco graduado per¬ 
mite apreciar la fuerza elástica de la membrana. Para mejor apreciar la indica¬ 
ción, lo mismo puede aplicarse una lente de aumento como un nonio en substitu¬ 
ción del simple índice y tal como usualmente se usa para medir pequeños arcos. 
Tanto en un caso como en el otro, se comprende que poniendo un lápiz o pluma 
sobre el peso corredizo p, éste podrá marcar sobre un papel móvil la presión 
atmosférica de un modo continuo haciendo que el barómetro sea registrador. No 
4 
