cas de un espesor delgadísimo en los panes de oro que tanto se emplean para el 
dorado, la plata y el estaño se expenden también en el comercio de un espesor muy 
delgado también y ahora se presenta aquí un problema de Física que no parece que 
esté resuelto, que es, la impermeabilidad de tenues hojas metálicas al paso dei 
aire bajo presiones aproximadas a la atmosférica. Parece a primera vista que 
dichas hojas, salvo defecto, han de ser absolutamente impermeable.-} y si este 
nuevo sistema de barómetro se desarrolla, la experiencia dirá si lo son o no. 
No sería la primera vez ni mucho menos, que un ensayo de carácter práctico con¬ 
tribuyera a poner de manifiesto y esclarecer un punto científico. Por otia paite, 
para el presente objeto, se necesitan hojas más resistentes para impedir su rup¬ 
tura bajo la acción de la fuerza de inercia cpie desarrollaría el platillo c a cual¬ 
quier sacudida, aun muy pequeña, del instrumento. Esta consideración fija pues 
un mínimum para el espesor de la membrana. Un máximum lo fija otia conside¬ 
ración, muy importante para el -caso, que es la sensibilidad y exactitud de la3 
indicaciones del instrumento. Para el estudio de este punto, que es aquí funda¬ 
mental, debe notarse que la presión atmosférica está equilibrada por dos fuerzas; 
una, que es casi la total, medida con toda la exactitud que permite una balanza de 
precisión y la otra que es la resistencia elástica de la membrana, cuya medición 
por ser muoho menos precisa que la anterior, conviene, para aumentar la exac¬ 
titud, reducirla a un mínimum. Se comprende que si no existiera la fuerza que in¬ 
troduce la balanza toda la presión atmosférica debería venir equilibrada por la re¬ 
sistencia elástica de la membrana, viniéndose a parar al sistema del barómetro ane¬ 
roide, como límite del que se estudia. 
Así, pues, como resultado de lo que se acaba de indicar, la membrana debe ser 
lo más delgada que sea posible dentro los límites de su resitencia a rasgarse. Es 
difícil y casi inútil el querer establecer ningún cálculo a priori pues todos han de 
ser hipotéticos. La suposición de una caída del instrumento desde una altura de 
unos dos metros, que sería destructora para cualquier barómetro actual, permite 
apreciar por medio de un cálculo aproximativo que un espesor de membrana de 
cosa de o.oi de milímetro sería suficiente. Con este espesor y aun mucho 
menos no parece que la membrana deje de ser completamente impermeable 
al aire. Como la sujeción de la membrana para cerrar la cámara, que deberá ser 
por soldadura, ofrecerá dificultades de orden práctico no parece aventurado pre¬ 
ver que dicho espesor muy difícilmente podrá descender de dicho céntimo, tal vez 
medio céntimo de milímetro; la experiencia directa y el cálculo fundado en ella 
permitirán fijar dicho espesor con exactitud para cada caso. 
Como la cámara es internamente cilindrica y el platillo c, circular, el torneado, 
que es una operación tan precisa, permitirá un ajuste tan exacto como se desee, que 
ni siquiera deberá ser tan ajustado como pudiera tornearse, por temor de que al 
ajustarse, rozara dicho platillo con las paredes de la cámara introduciendo una 
perturbación de mal medir por su naturaleza y por ser variable de sentido con el 
movimiento de dicho platillo. Un juego o huelgo de medio milímetro parece más 
3 
