4 — 
el inconveniente de dejarlos más afirmados en el error por la mayor confianza que 
les inspiran las cosas que vienen expresadas por números. 
A Vidi se debe la invención de un nuevo sistema de barómetro que difiere 
esencialmente del clásico de mercurio y que con el nombre de aneroide, sea en su 
primera forma, sea en la de tubo de Bourdon, se ha desarrollado extraordinaria¬ 
mente hasta constituir muchas veces un simple objeto de lujo. 
No siendo el objeto de este trabajo el estudio de los diferentes sistemas 
de barómetros se prescindirá de su descripción, sean de mercurio solo o mixtos en 
sus diferentes clases, de los aneroides de Vidi, Bourdon o Goldschmidt, como tam¬ 
bién de los fundados en la temperatura de ebullición del agua u otro liquido, en 
equilibrar la presión atmosférica parte con una corta columna de mercurio y 
parte por el imperfecto vacío de la cámara barométrica, de los de flotador, 
diferenciales, etc. 
El nuevo sistema, que constituye el objeto del presente trabajo, está fundado en 
medir directamente la presión de la atmósfera sobre una superficie determinada, 
por medio de una balanza. La principal dificultad para lograrlo estriba en poder 
obtener y conservar el vacío en una cámara cerrada por un obturador algo móvil, 
de superficie fija, y que ajuste absolutamente. El sistema de pistón móvil que tan 
buenos resultados da en los indicadores de presiones para mediciones industria¬ 
les y sobre todo, para obtener diagramas en las máquinas de vapor, de gas y 
otras, resultaría inaplicable para el presente objeto, no sólo por perder el vacío 
la cámara barométrica, sino también por los grandes errores que en la medición 
introduciría el rozamiento del pistón con las paredes del cilindro. En este nuevo 
sistema el cierre de la abertura de la cámara barométrica se verifica por medio de 
una membrana u hoja metálica de pequeñísimo grueso, sólo el suficiente para 
hacerla impermeable al aire y que no se rasgue a la acción de los pequeños es¬ 
fuerzos que en su plano puedan desarrollarse, membrana casi toda ella apoyada 
sobre un plato de balanza, que es la que mide la presión. 
La fig. i da fácilmente una idea del principio de esta disposición. 
a cámara barométrica cilindrica. 
b membrana metálica plana u ondulada que cierra la cámara perpendicular- 
mente al eje de ésta. 
c plato de balanza resistente y rígido sobre el cual se apoya casi totalmente 
la membrana anterior y que va suspendido de la cuchilla d que con la e y la /, 
constituyen una balanza de brazos desiguales en la que, por medio del peso q del 
platillo y el peso corredizo p, se equilibra la presión atmosférica. 
h k topes fijos que limitan las oscilaciones del brazo de la balanza impidien¬ 
do deformaciones excesivas en la membrana. 
Como en todas las cosas de carácter práctico, de la idea a su realización, se 
presentan siempre dificultades para completar aquella dándole forma práctica. En 
el caso presente, lo único ideal y difícil de realizar es la construcción y colocación 
de la membrana b. La industria, desde mucho tiempo, proporciona hojas metáli- 
2 
