— 9 - 
más prestigio >en Europa. Así resulta que, actualmente, ( 1 ) se verifican numerosas 
y precisas observaciones, las cuales darán lugar, en lo sucesivo, a un estudio más 
cabal y exacto de la Climatología de Barcelona. 
Los resultados climatológicos comprendidos en el presente Resumen, se re¬ 
fieren a los elementos meteorológicos siguientes: 
A. —Presión atmosférica. 
B. —Temperaturas. 
C. —Humedad relativa. Evaporación. 
D. —Precipitación acuosa. Lluvias. 
E. — Estado general de la atmósfera. Nebulosidad. 
F. — Régimen de los vientos. 
G. — Tempestades eléctricas. 
A.—El correspondiente aparato es un buen barómetro de Tonnelot (París) 
de escala compensada (n.° 556), provisto de un nonius que aprecia hasta 0,05 de 
milímetro. Este barómetro ( 2 ) ha sido escrupulosamente comparado con el nor¬ 
mal del Observatorio de Madrid ( 3 ); y, a tenor de las prescripciones científicas 
más recomendables, se halla instalado en un pequeño departamento obscuro, si¬ 
tuado junto a la escalera del torreón, cuyos muros tienen espesor considerable; 
y gracias a estas circunstancias, la temperatura del recinto en cuestión ( 4 ) varía 
poco en el intervalo de un día, aun cuando en el exterior la oscilación termométri- 
ca haya sido notable. La altura del nivel de la cubeta es de 41,64 metros sobre el 
nivel del mar ( 5 ). 
(1) Consultando las notas que acompañan a la siguiente enumeración de los aparatos que 
comprende el Observatorio, el lector podrá hacerse cargo de la notable transformación que, aún 
en la actualidad, está sufriendo este centro meteorológico. 
(2) Además, en la actualidad, cuenta el Observatorio con los aparatos siguientes: Un 
barógrafo metálico (pequeño modelo) y un gran barógrafo de mercurio, cuyas gráficas resultan 
con una amplificación de 3 milímetros por milímetro. Un barógrafo de los llamados de peso (en 
estudio), con igual amplificación que el anterior, y un estatoscopio, con cilindro registrador de re¬ 
cambio, según se desee que la correspondiente rotación dure doce horas o una hora solamente, 
para estudiar en este tiempo las rápidas y bruscas variaciones de presión atmosférica, sobre 
todo durante las tormentas. Todos estos aparatos registradores proceden de la casa Richard de Pa¬ 
rís, y se comprueban periódicamente con dos barómetros Tonnelot, situados en diferentes alturas. 
(3) Su constante de corrección es: 0,35 = 0,3 (capilaridad) -f- 0,05 (instrumental). 
(4) Al dar este trabajo a la imprenta, se ha procedido ya al ensanchamiento del cuarto de los 
barómetros, a fin de instalar debidamente en el mismo los indispensables barógrafos. 
(5) Este dato altimétrico seguramente sufrirá una pequeña corrección, deduciéndolo de la 
cota geodésica N. P. 1409 (nivel del primer peldaño de la escalera del torreón), cuya altitud exac¬ 
ta aun no ha sido determinada por el Instituto Geográfico y Estadistico. 
133 
