— 11 — 
clásico de August, que luego se substituyó por uno Lowe de la casa Max Kohl 
(de Chemnitz). Estos psicrómetros ( 1 ), lo mismo que el registrador de Richard 
( 2 ) , estaban debidamente instalados en la caseta-facistol antes mencionada. 
La evaporación diurna se mide empleando un vulgar atmidómetro de 700 
centímetros cuadrados de superficie. Un tejadillo de madera impide que el agita 
procedente de las precipitaciones caiga dentro del aparato, y proteje a este de la ac¬ 
ción directa de los rayos solares. 
D. —El pluviómetro es un decuplador y totalizador sistema Hervé Mangón 
( 3 ) , la boca de cuyo embudo mide 22 cm. de diámetro, y su plano horizontal 
se halla a una altura de 36 metros aproximadamente sobre el suelo de la calle ( 4 5 ), 
sobresaliendo 63 cm. de la baranda del torreón por el ángulo E del mismo. 
E. —El estado general de la atmósfera, con respecto a la cantidad de nubes 
que aparecen sobre el horizonte, y a la calificación de las mismas ( 3 ), se deter¬ 
mina sin el auxilio de aparato alguno especial. Solo para apreciar la dirección de 
las nubes en su movimiento sobre la bóveda celeste, se utiliza a veces un sencillo 
nefoscopio, constituido por un espejo plano y circular en cuyo vidrio hay grabada 
la rosa de los vientos. 
La niebla baja, la bruma y la calima en el horizonte, cuando existen, son 
objeto de mención especial. 
F. —Dos veletas se utilizan para determinar el rumbo del viento: una, mo¬ 
delo vulgar, cuya saeta indicadora solo se mueve a impulso del viento cuando las 
ráfagas tienen una fuerza superior a 2 (escala de Beaufort); y otra perfeccionada 
(provista de plano de impulsión, que en su movimiento recorre la correspondien¬ 
te graduación) que gira bajo la acción de la más leve brisa, por lo cual, en tiempo 
duro y aun con vientos moderados un tanto variables, suele dar vueltas comple¬ 
tas, indicando rumbos inciertos en las ráfagas violentas, para cuyo caso es más 
(1) El que actualmente se utiliza, fue remitido a la Estación, por el Observatorio Central, 
y figura como procedente de la casa Vda. de Aramburo (Madrid). 
(2) Ultimamente se ha adquirido un liigrógrafo de cabello, modelo de la casa Richard de 
París, que substituye con ventaja al psicrómetro registrador mencionado en el texto. 
(3) A fin de armonizar las observaciones con las de la Red pluviométrica de Cataluña, el 
pluviómetro decupládor ha sido substituido por otro, modelo Hellmann, la boca de cuyo embudo 
mide una superficie de 200 cm.2, Actualmente hay además instalado un precioso pluviógrafo, sis¬ 
tema de flotador, construido por la casa Fuess de Berlín, que acusa hasta 0.1 mm. de precipitación. 
(4) Es claro que esta altura es excesiva; pues, como lo interesante es saber la precipita¬ 
ción que recibe la tierra, conviene que el pluviómetro esté cerca del suelo. Pero dadas las con¬ 
diciones del edificio y los circunvecinos, la instalación del pluviómetro en el jardín anexo ofrece 
no pocos inconvenientes. 
(5) En general se sigue la vulgarizada clasificación en cirrus, cámulus, esiratus y nimbas. 
En los registros actuales, se especifica algo más; procurando seguir las calificaciones aceptadas por 
la Conferencia Meteorológica Internacional celebrada en Innsbruck en 1905, y detalladas en el 
precioso “Atlas International des Nuages” publicado por Hildebrandsson y Teisserenc. 
135 
MEMORIAS.—TOMO XI. 
21 
