101 
soll ebenfalls nicht zu knapp bemessen sein, um die Temperatur 
gleichmässig zu halten. Die Glühbirnen sind auf ein Brett montiert, 
das sich von einer verschliessbaren Querseite her hinter zwei Leisten 
einschieben lässt. Man nimmt am vorteilhaftesten Kohlenfaden¬ 
lampen (16—25 HK), weil diese am besten heizen, und zwar auf 
ungefähr 600 qcm eine Lampe. Bei grösseren Abmessungen kann 
man die Lampen auf den Boden senkrecht montieren. 
Um möglichst alle Wärme auszunützen, streicht man Seiten 
und Boden von H mit weisser, glänzender Emaillefarbe und den 
Boden von IV mit schwarzer, matter Farbe an; dadurch werden 
fast alle Strahlen, die nicht unmittelbar auf den Boden von W 
fallen, dorthin reflektiert. 
Das Thermometer lässt man sich am besten bei einem Glas¬ 
bläser hersteilen (auch fertig bei KLEINIG & BläSBERG, Leipzig, 
Zeitz-Strasse 57, zu beziehen). Die] beiden Kontakte müssen aus 
Platindraht sein. 
Als Elektromagnet M verwendet man den einer Klingel, dessen 
Feder man verlängert, um einen grösseren Ausschlag bei K\ zu er¬ 
zielen. Um ein Ankleben der Feder an M zu verhindern, schiebt 
man ein Stück Papier dazwischen. 
Der Kraftverbrauch beträgt bei zwei Kohlenfadenlampen von 
16 HK 96 Watt pro Stunde, pro Tag also 2,3 KW. Da jedoch der 
Heizstrom zeitweise, an warmen Tagen fast immer, unterbrochen ist, 
so ist der Stromverbrauch natürlich bedeutend geringer. 
Bis jetzt hat sich der Apparat sehr gut bewährt, da die Tempe¬ 
ratur beim Ein- und Ausschalten nur um ungefähr 2 0 C schwankt. 
