OBSERVATORIO FABRA 
DETERMINACION DE LA LATITUD DE LOS PILARES 
DEL CÍRCULO MERIDIANO 
por el 
Dr. D. Isidro Pólit 
Sesión del día 19 de diciembre de 1917 
Método seguido. —Queriendo determinar la latitud astronómica de un punto 
del Observatorio y no pudiendo aplicar el método de Talcott o alguno de los de 
pasos por el primer vertical (Bessel, Struve), considerados como los de más pre¬ 
cisión, por no disponer de aparatos apropiados, he empdeado el de distancias zeni- 
tales meridianas sencillas, observando exclusivamente estrellas que culminan 
cerca del zenit por las razones que luego expondré. 
Instrumento empleado .—La. observación de distancias zenitales se ha hecho 
con el círculo meridiano que posee el Observatorio, construido por Mailhat en 
1904. Sin describir detalladamente el aparato, voy a dar una idea de los princi¬ 
pales elementos que determinan la precisión de las observaciones. 
El objetivo del anteojo tiene 20 cm. de abertura y 240 cm. de distancia 
focal. El micrometro consta de doce hilos fijos, seis horizontales y seis verticales, 
siendo todos los intérvalos filares equivalentes aproximadamente a 7'. Además 
existen cuatro hilos móviles, dos horizontales y dos verticales, movido cada par 
por un tornillo micrométrico cuyo paso de rosca equivale aproximadamente a 1'; 
como el tambor de estos tornillos está dividido en 60 partes, pueden leerse los 
segundos de arco y apreciar por estima las décimas de segundo. El intérvalo 
correspondiente a cada par de hilos móviles es aproximadamente de 14'. 
El círculo tiene 80 cm. de diámetro y está dividido de 5' en 5', haciéndose 
la lectura del mismo por medio de un viseur y seis microscopios equidistantes 
sujetos a un soporte de hierro fijo en el pilar de piedra. El micrometro de cada 
uno de estos microscopios consta de dos hilos próximos paralelos movidos por un 
tornillo cu3m paso de rosca y divisiones del tambor valen aproximadamente lo 
mismo que en el micrometro del anteojo. La graduación del círculo va de o° a 180 o 
en dos sentidos opuestos a partir de un punto próximo a la dirección polar; está, 
pues, dispuesto para dar distancias polares. El anteojo con su círculo puede in¬ 
vertirse sobre los cojinetes. 
Obtención de la fórmida usada.— Uno de los principales inconvenientes 
del método de distancias zenitales meridianas sencillas es el de que los errores 
de división del círculo influyen en todo su valor en el de la latitud hallada. No 
obstante, pueden eliminarse totalmente dichos errores empleando estrellas que 
MEMORIAS.—TOMO XIII 
535 
77 
